18 



N. C. DUNÉR, 



Table des erreurs périodiques en i888 et i88g. 



J'ai dit plus haut que les fils qui sont ménagés dans le micro- 

 mètre forment, dans le champ de vision, un petit rhombe dont la plus 

 petite diagonale est parallèle à l'extension longitudinale du spectre. Cette 

 diagonale étant à peu près égale à deux tours de la vis micrométrique, 

 je l'ai mesurée, sous le même microscope que j'ai employé à la déter- 

 mination des erreurs périodiques, mais avec des tours différents de la 

 vis du micromètre. Il est évident que, si la vis était exempte d'erreurs 

 progressives, on devrait obtenir partout la même valeur de cette diago- 

 nale. En effet, j'ai trouvé des valeurs qui montrent assez distinctement 

 que la valeur d'un tour n'est pas partout exactement la même. Cependant, 

 les valeurs trouvées en 1887 ne suivent pas la loi à laquelle elles devraient 

 obéir, si les erreurs étaient simplement proportionnelles aux numéros des 

 tours employés. Car, tandis que les valeurs trouvées ne diffèrent que 

 très peu l'une de l'autre entre 3' et 27", elles augmentent sensiblement 

 entre 2V et SQ'; par conséquent, les pas de la vis diminuent de plus en 

 plus entre ces limites. Cette diminution rappelle l'action qui devait se 

 produire par une pression qui, d'abord faible, allât en augmentant d'in- 

 tensité à mesure qu'on se rapproche du bout de la vis. En effet nous 

 avons déjà fait observer que le ressort à boudin qui devait prévenir les 

 pas perdus de la vis était trop court et, que par conséquent, la pression 

 qu'il exerçait devenait très dure dans les derniers pas de la vis. 



Trois séries de mesures ont donné, pour la longueur de la diago- 

 nale mentionnée du rhombe formé par les fils du micromètre, les valeurs 

 suivantes, exprimées en unités des tours de la vis du micromètre: 



