28 R. RUBENSON, 
dans la suite; je vais à présent en exposer briévement la construction. 
(Voyez PI. T1). 
L'instrument ayant la forme d'un théodolite repose sur trois vis 
calantes et porte deux cercles gradués, l'un horizontal et l’autre vertical. 
Celui-ci est muni d'un niveau librement suspendu sur l'axe horizontal de 
l'instrument. Des verniers convenablement disposés sur les parties fixes de 
linstrument permettent de faire, aux deux cercles, la leeture à 2 minutes 
prés. L’axe horizontal porte à l'une de ses extrémités un tube contenant 
toutes les piéces qui servent à mesurer la polarisation; l'autre extrémité est 
chargée d'un contre-poids. (Cependant, le tube n'est point fixé immédiate- 
ment à l'ase, mais il se meut dans l’intérieur d'un petit tube ou espèce de 
manchon (t) vissé à l'extrémité de l'axe (x). De cette manière, le tube est 
capable de tourner autour de son axe optique, l'oil de l'observateur étant 
constamment dirigé vers le méme point du ciel. 
Au tube sont appliquées les piéces suivantes: 
1:0 Une lunette astronomique à l'objectif (a) achromatique (d'un faible 
grossissement), munie d'un prisme rectangulaire (c) pour les observations 
zénithales ?); 
2:0 Un polariscope, savoir ou celui d'Arago composé de deux 
plaques de cristal de roche (d) qui, fixées lune à côté de l'autre dans le 
foyer de la lunette, font dévier le plan de polarisation, l'une à droite et 
l’autre à gauche, et d'un prisme bi-réfringent (e) placé entre loculaire (5) 
de la lunette et l'eil de l'observateur, ou celui de Savart (e) dans 
lequel la tourmaline a été remplacée par un prisme de Nicol Toutes les 
fois qu'on emploie le polariscope d'Arago, il faudra avant de le mettre 
en place arranger les deux pièces dont il est composé de manière que 
la section principale du spath calcaire devienne parfaitement parallèle à 
la ligne de séparation entre les deux plaques de quartz; en ce cas le 
') La figure qui sur cette planehe représente le polarimétre a été dessinée 
d'aprés une image photographique de l'instrument; l'autre figure est une esquisse du 
tube du polarimétre laquelle fait voir la disposition des différentes piéces qui y sont 
appliquées. 
?) Pour les observations communiquées dans le mémoire actuel le prisme 
rectangulaire a, en général, été placé dans l'instrument. Toutes les fois que le 
contraire a eu lieu on le trouvera annoté dans le Recueil contenant ces mêmes ob- 
servations. Du reste, je me suis persuadé par quelques expériences préalables que 
la présenee du prisme rectangulaire n'influe pas sur les valeurs de la polarisation 
qu'on obtient à l'aide de l'instrument employé. 
