MÉMOIRE SUR LA POLARISATION DE LA LUMIÈRE ATMOSPHÉRIQUE. 29 
champ de la vision se présente sous la forme Qj. D'ailleurs cette ligne 
de séparation, étant placée au foyer méme de la lunette, sert également de 
rétieule à l'installation de l'instrument. Quand on veut se servir du po- 
lariseope de Savart, on place au foyer de la lunette un rétieule (d) 
préalablement ajusté de maniére que l'un des fils soit complétement paral- 
lèle aux bandes du polariscope. Dans ce polariscope on a donné au prisme 
de Nicol une telle position par rapport au quartz, que le milieu du champ 
de la vision présente une bande blanche entre deux noires, aussitôt que le 
plan de polarisation de la lumiére incidente coincide avec la direction des 
bandes du polariscope, supposé que ces bandes aient obtenu leur plus grande 
intensité. Cette disposition permet de voir distinctement le réticule, ce qui 
apporte de grands avantages pour l'installation de l'instrument. 
3:0 Le tube de l'instrument porte en dehors de l'objectif une caisse 
métallique (A) intérieurement noircie, destinée à mettre la pile de glaces qui 
y est enfermée à l'abri de toute lumiére étrangére. Pour cela elle con- 
tient dans l'intérieur un cadre (f), qui tourne librement autour de deux 
tourillons situés dans un plan sensiblement perpendiculaire à l'axe optique 
de la lunette. La position de ce cadre est déterminée moyennant un ver- 
nier qui, fixé sur l'un des tourillons, se meut le long d'un cercle gradué 
(9), tracé sur l'extérieur de la caisse. Ce cercle est désigné dans l'ou- 
vrage aetuel sous le nom du cercle G. L'autre tourillon se termine par 
un bouton, qui sert à faire tourner le cadre. Les différentes piles de glaces 
dont on fait usage pour des observations différentes, sont enfermées, cha- 
eune, dans leurs cadres, qui placés dans le cadre fixe et y attachés par 
des ressorts en suivent exactement tous les mouvements. Celui qui a été 
employé pour les observations dont il sera question dans la suite, contient 
20 verres trés minces. 
4:0 Le graduateur, placé en dehors de la caisse à l'extrémité du 
tube, consiste en un prisme de Nicol /?) et une plaque de quartz (£k) taillée 
parallèlement à l'axe. Celle-ci est placée dans un petit tube, auquel est 
fixée une plaque de métal (m) qui porte à sa surface supérieure un cercle 
gradué. C'est ce cercle que nous appellerons dans la suite le cerele N. 
Un autre tube mobile contenant le prisme de Nicol porte un vernier (7) qui 
glisse le long du cercle N et dont la position par rapport à ce cercle 
détermine celle du Nieol par rapport au quartz. Plus tard j'ai fait tracer 
sur la surface inférieure de la méme plaque une autre graduation semblable 
à la précédente, à laquelle correspond un vernier fixe attaché au tube de 
l'instrument. Cette nouvelle disposition facilite de beaucoup l'installation du 
Nova Acta Reg. Soc. Se. Ups., IIIe Série. 4* 
