30 R. RUBENSON, 
* 
quartz, en méme temps qu'elle permet de donner au graduateur à chaque 
graduation exactement la méme position qu'il occupait à l'installation primi- 
tive, comme nous aurons bientót l'occasion de le faire voir. 
5:0 Un petit miroir (p) mobile est suivi dans son mouvement par un 
vernier qui glisse le long d'un demi-cerele gradué /g), tracé sur la surface 
de la caisse. En face de ce miroir on a fixé sur le tube de l'instrument 
une plaque noircie fr) dans laquelle on a pratiqué un petit trou qui cor- 
respond au milieu d'une croix noire, tracée sur une petite plaque en ivoire (s) 
attachée au tube prés de l'oculaire. L'ensemble de ces pièces constitue ce 
que nous appelons le système speculaire. Le miroir étant placé de manière 
à réfléchir les rayons du soleil le long de la ligne qui passe par le trou et 
le milieu de la croix, il se forme une petite image lumineuse sur la plaque 
d'ivoire, quand le prolongement du miroir divise en deux parties égales 
langle entre le centre du soleil et le point du ciel directement observé 
avee la lunette. 
6:0 A l'endroit où il sort du manchon f(t), le tube porte un anneau 
(u) gradué sur la tranche (graduation que nous apellerons par la suite le 
cercle P) et destiné à marquer la position du tube relativement à un ver- 
nier (v) fixé sur le manchon. Cet anneau est tout autour garni de dents 
qui engrenent dans celles d'un pignon /w), attaché au manchon. En agis- 
sant sur ce pignon on produit la rotation du tube. 
On voit ainsi que le tube de l'instrument contient cinq cercles gra- 
dués au moyen desquels on est en état de déterminer la position: 1:0) de 
la pile de glaces, 2:0) du miroir, 3:0) du Nicol faisant partie du gradua- 
teur, 4:0) du quartz ou, ce qui revient au méme, de tout le graduateur, et 
enfin 5:0) du tube méme qui contient les autres piéces, aprés quil a subi 
une rotation autour de son axe optique.  Quelques-unes de ces divisions 
permettent une lecture de 5 minutes, les autres de 4 minutes. 
L'instrument est enfermé dans une caisse en bois, dont la face 
supérieure, munie de trois pieds, sert en méme temps de table d'ob- 
servation. 
V. REMARQUES SUR LE POLARIMETRE. 
1:0 D'abord, on voit aisément dans la figure représentant le tube 
du polarimètre (Pl. I) que la construction adoptée ne permet guère à l'ob- 
servateur d'approcher l'oeil suffisamment de l'oculaire, quoique surtout a 
