32 R. RUBENSON, 
cule. Mais ce polariscope a aussi ses inconvénients. D'abord, pour trouver 
le plan de polarisation de la pile, on est obligé de faire une installation 
préalable au polariseope d'Arago; puis, la sensibilité de l'instrument va con- 
stamment en diminuant à mesure que les rayons à leur passage à travers 
les quartz du polariscope s'approchent du parallélisme. Quant à Tinstal- 
lation préalable avec le polariscope d'Arago, je crois, ainsi qu'on le verra 
aussi par la suite, que l'on gagnerait beaucoup en exactitude, si l'on pou- 
vait tout à fait se passer de ce polariscope; à moins que la grande com- 
plication des différentes parties de l'instrument qui en résulterait nécessai- 
rement, et le grand nombre de manipulations qu’il faudrait exécuter en ce 
cas, n'en réduisissent de beaucoup l'avantage. Il faut en outre, d’après ce 
que nous venons de dire, que les rayons en traversant le biquartz du pola- 
riscope de Savart forment un cône convergent vers le côté de Teil. Cette 
convergence, qui pour la disposition adoptée ne peut guère être considé- 
rable, devient tout à fait inutile, si au lieu du polariscope de Savart on a 
recours à un autre polariscope, proposé par M. ÅNGSTRÖM 1), dans lequel on 
aura remplacé les plaques de quartz par des prismes de méme matière, 
disposés comme dans le compensateur de Babinet. Cependant, n'ayant 
pas éprouvé d'inconvénient à cet égard de la construction actuelle de lin- 
strument, je me suis contenté du polariscope de Savart pour les observa- 
tions jusqu'ici exécutées, en me proposant d'essayer le nouveau système, 
aussitót qu'il me sera possible de faire quelques autres dispositions, de la 
nécessité desquelles je me suis persuadé pendant l'exécution de mes obser- 
vations. Voilà les raisons qui m'ont déterminé à employer le polariscope 
de Savart pour les observations et celui d'Arago seulement pour l’instal- 
lation de l'appareil. 
3:0 Il est probable que le prisme de Nicol du graduateur a des 
dimensions un peu trop petites. Puisque de tous les rayons qui le traver- 
sent, ce ne sont que les rayons centraux qui éprouvent une polarisation 
compléte, j'ai été forcé, pour ne permettre de passage qu'à ceux-ci, de 
placer un diaphragme entre le prisme de Nicol et le quartz. Ce diaphragme, 
en diminuant de beaucoup l'intensité de la lumiére, rend plus difficile l'exé- 
.eution de la graduation. Du reste, pour empêcher autant que possible les 
rayons de se réfléchir sur les surfaces du Nicol, je place pendant la gra- 
. . . . ee . . a 2 
‘) Qu'il me soit permis d'exprimer ici ma vive reconnaissance à MM. AxG- 
STRÖM et THALÉN, professeurs de Physique à l'Université d'Upsal, dont les affectueux 
conseils et les utiles indications m'ont souvent guidé dans ce travail. 
