MÉMOIRE SUR LA POLARISATION DE LA LUMIÈRE ATMOSPHÉRIQUE. 33 
duation devant le Nicol un tube intérieurement noirei (o, PI. 7). Pour m'as- 
surer que la lumière qui a traversé le Nicol est parfaitement polarisée, 
jenléve les deux quartz, savoir celui du graduateur et celui du polariscope, 
et ayant mis les Nieols sensiblement perpendiculaires l'un à l'autre je vise 
au soleil. On doit alors arriver facilement à donner par tátonnement à 
lun des deux Nieols une telle position que l'image du soleil disparait tout- 
à-fait. Cela m'a réussi presque complétement, dés que j'eus appliqué le 
diaphragme. En méme temps j'ai remarqué que le champ de la vision était 
interrompu par une faible croix noire, dont l'apparition sans doute tenait à 
l'influence qu’exercent sur la lumière les lentilles de la lunette, qui par con- 
séquent agissent comme des cristaux uniaxes taillés perpendiculairement à 
l'axe. Supposé que l'axe cristallographique de ces lentilles ne coincide 
pas complétement avec l'axe optique de la lunette, on pourrait craindre que 
ce défaut n'exercát une influence fächeuse sur l'exactitude des valeurs me- 
surées avec le polarimétre. On voit pourtant aisément que notre méthode 
d'observation doit anéantir ou du moins diminuer considérablement une telle 
influence, attendu que l'effet que produisent les lentilles sur la lumière, doit 
être le méme, soit que l'on étudie au polariscope la lumière directe dont 
on veut mesurer la polarisation, ou que l'on examine celle qui vient de tra- 
verser le graduateur. La chose se passerait tout autrement, si au lieu d'exé- 
euter une graduation expérimentale on déterminait par calcul la valeur ab- 
solue de la polarisation. 
4:0 L'axe de rotation de la pile n'est guère parfaitement per- 
pendieulaire à l'axe optique de la lunette. Du reste, la manière d'appli- 
quer les différentes piles dans le cadre fixe laisse encore quelque chose 
à désirer. 
- 5:0 Le système spéculaire a été choisi par le constructeur, comme 
étant moins compliqué que celui que j'avais d'abord proposé consistant en une 
petite lunette placée parallèlement à l'axe optique du tube, par laquelle de- 
vaient passer les rayons du soleil préalablement réfléchis sur la surface d'un 
petit miroir. Je m'arrétai enfin au systéme actuel pour des considérations 
économiques. I faut pourtant remarquer que je ne me fie jamais à l'in- 
variabilité de la position du miroir, ni par rapport à Taxe optique de la 
lunette, ni relativement au cercle divisé mesurant l'angle que fait avec cet 
axe la normale du miroir. En effet, pour apprendre ou pour vérifier 
la position du miroir, je compare de temps en temps la graduation qui 
y correspond avec celle du cercle vertical, ainsi que je le rapporterai 
plus bas. 
Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. qe 
