94 R. RUBENSON, 
VL LINSTALLATION DE L'INSTRUMENT. 
Pour pouvoir effectuer l'installation de l'instrument, il faut que l'on 
ait à sa disposition une mire verticale suffisamment éloignée. Aux pre- 
miéres observations que j’exécutais à Rome, je me suis servi d'une barre 
plantée sur la tour du Collége Romain. Mais, celle-ci n'ayant pas une 
position parfaitement verticale, il fallait compléter l'installation par l'emploi 
d'un fil à plomb. Ce manque de verticalité de la mire n'est sans doute 
qu’accidentel et peut facilement être levé, quand les observations se font à 
un observatoire fixe’). La mire d'abord employée fut plus tard remplacée 
par une autre; car j'avais raison de me méfier de la position fixe de la 
barre. Les deux arêtes de la tour carrée du Quirinal qui dés lors ser- 
vaient de mire, se trouvaient pourtant à une distance un peu trop voisine 
du lieu d'observation, d’où il résultait cet inconvénient que, la lunette étant 
ajustée pour des rayons parallèles, l'image de la mire n'était pas si nette 
que je l'aurais désiré. 
A l'installation je procède comme suit: 
1:0 Le polariscope d'Arago placé dans l'instrument, je dirige la 
lunette vers le fil à plomb et j’arrange loculaire de manière à en donner 
deux images parfaitement nettes. 
2:0 Après avoir retiré la pile ou l'avoir mise perpendiculairement à 
laxe optique de la lunette, je mets le graduateur dans l'instrument et je 
tourne le Nieol qui en fait partie jusqu'à neutraliser complétement la lumière 
incidente. Puis je remets la pile en lui donnant une position correspon- 
dant à peu prés à celle qu'elle occupe pour les observations ordinaires . 
(par exemple G=+45°) Alors, si les deux moitiés de l'image qui con- 
tient "Ja teinte sensible", ne présentent pas des couleurs identiques, je 
tourne le polariscope à produire cette identité. Maintenant je mets la 
pile dans les trois autres positions correspondant à la méme valeur de 
la polarisation (savoir à G=—45°, G=+ 135" et G=—135°), pour 
lesquelles il faut que l'identité de couleurs qui vient d’être obtenue, wait 
subi aucune altération sensible; autrement faudrait-il ajuster de nouveau la 
pile dans le cadre. Cela fait, on met la pile à zéro, c’est-à-dire perpen- 
diculairement à l'axe optique de la lunette, et on tourne le Nicol jusqu'à 
ce que les deux images aient pris les plus vives couleurs possible. Dans 
') En ee cas on n'exéeutera pas les manipulations indiquées ci-dessous dans 
les n:os 1—3 et 8. 
