MÉMOIRE SUR LA POLARISATION DE LA LUMIERE ATMOSPHÉRIQUE. 39 
De là on tire 
€ =1" A 0 f 
sp | Moyenne — 1? 8'. 
On obtient en outre: 
QU AR Qu 5° 
DEINEN 
et en ajoutant ces nombres, 
Q + Q, = 179° 42! 
L'identité presque parfaite des valeurs de « et de Q+ Q, avec celles 
que l'on avait trouvées le 31 mars, montre évidemment que la méthode em- 
ployée est capable de toute l'exactitude que l’on puisse désirer, en même 
temps qu'elle prouve que la pile a gardé exactement la méme position du- 
rant le temps intermédiaire entre les deux installations citées. On voit du 
reste que l'inégalité des valeurs de & et «, pour la détermination du 31 
mars n'était qu'accidentelle, et qu'elle tenait à des erreurs d'observation ou 
d'installation, puisqu'on a obtenu, aussi à la dernière détermination, une 
telle inégalité, mais en sens contraire. 
En connaissant la position que doit avoir le graduateur pendant la 
graduation et l'installation de l'instrument, et étant en possession d'une mé- 
thode qui nous permet de lui donner toujours cette position avec la plus 
grande promptitude et certitude possible, nous exécutons le reste de l'in- 
stallation d'aprés la méthode exposée au commencement de ce paragraphe, 
en modifiant seulement l'ordre entre les différentes manipulations conformé- 
ment aux exigences de la nouvelle méthode et ayant soin de ne plus en- 
lever la pile. 
Nous avons vu que l'installation se fait au moyen de deux mires 
placées à des distances différentes de l'observateur, à moins que celui-ci 
n'ait à sa disposition un objet parfaitement vertical situé à une trés grande 
distance. Mais, méme en ne considérant pas la difficulté de se procurer 
une telle mire, difficulté qui peut étre assez grande quand les observations 
ne se font pas à un observatoire fixe, l'emploi en est sujet à la perte de 
temps considérable qu'exige avec nécessité la vérification de temps en temps 
réitérée de la position verticale de la mire. De l'autre côté, l'emploi de 
deux mires, savoir d'un fil à plomb et d'une barre éloignée à peu prés 
verticale, apporte cet inconvénient qu'il faut ajuster la lunette pour deux 
distances différentes, ce qui oblige à contrôler et parfois à répéter l’instal- 
lation du polariscope qui vient d'étre faite, comme il a été exposé dans le 
