40 R. RUBENSON, 
n:o 5. C'est pourquoi j'ai plus tard tâché de me passer du fil à plomb à 
la détermination de la position verticale de la ligne de séparation. A cet 
effet je m'y prends de la manière suivante. 
Je mets d'abord la lunette pour des rayons paralléles, soit en visant 
la mire éloignée, soit en regardant le soleil; puis j'exécute, de la maniére 
qui vient d’être exposée, l'installation exacte de la pièce oculaire et du 
quartz, de sorte que la ligne de séparation et le plan principal du quartz 
tous les deux coïncident avec le plan moyen entre les deux plans de po- 
larisation de la pile. Maintenant on vise à un point éloigné bien visible, 
par exemple au point saillant d'un toit, et l'on tourne le cercle P d'environ 
90* de la position vertieale cherchée. Par ce mouvement on a rendu à peu 
près horizontale la ligne de séparation. Ensuite, l'instrument bien nivelé, 
on pointe la lunette de sorte que la ligne de séparation couvre ou, encore 
mieux, touche l'image du point observé. Alors, si l'on imprime à l’instru- 
ment un mouvement lent en sens horizontal, le point observé ne tardera 
pas généralement à s'éloigner de la ligne de séparation, ce qui indique que 
cette ligne n'est point parfaitement horizontale. Or, en tournant un peu le 
cercle P de l'un ou de l’autre côté, on réussira aisément à donner à la 
ligne une telle position que, nonobstant le mouvement de l'instrument en 
sens horizontal, elle garde toujours sa position par rapport au point ob- 
servé. Aussitót que cela a lieu, la ligne de séparation est parfaitement ho- 
rizontale. Ayant fait la lecture du cercle P, on tourne le tube autour de 
laxe optique d'environ 180? de la position qu'il occupait tout à l'heure, et 
lon cherche de la méme maniére la position du cercle P pour laquelle la 
ligne de séparation est horizontale. La moyenne entre les deux valeurs 
ainsi trouvées donne le nombre de degrés sur lequel il faut placer le cercle 
P, pour donner à la ligne de séparation une direction parfaitement verticale. 
Lorsqu'on emploie cette méthode à la recherche de la position ver- 
ticale de la ligne de séparation, il faut apporter quelques modifications à la 
méthode générale dont nous avons donné la description au commencement 
de ce paragraphe. Il faut alors commencer par le n:o 4; puis on exécutera 
les manipulations exposées dans le n:o 2, avec les modifications que nous 
avons trouvées nécessaires pour donner au quartz une position plus exacte 
et pour parvenir à connaitre cette position; ensuite on exécutera le n:o 6; 
et enfin le n:o 3, d’après la nouvelle méthode qui vient d’être rapportée. 
Des deux numéros oü il s'agit de l'installation avec le polariscope de Sa- 
vart, le premier, ou le n:o 7, reste le méme, tandis que le n:o 8, est telle- 
ment modifié qu'au lieu de placer le cercle P sur le degré trouvé dans le 
