MÉMOIRE SUR LA POLARISATION DE LA LUMIERE ATMOSPHÉRIQUE. 41 
n:o 3 on cherchera pour le polariseope de Savart la ligne verticale d’après 
la méthode employée pour la trouver avec le polariscope d'Arago. De cette 
maniére on obtiendra deux valeurs de la position de la verticale, qui, de- 
vant étre égales, offrent au surplus par leur différence un contróle utile sur 
l'exactitude de toute l'installation. La position que doit avoir le tube durant 
les observations, se déterminera par le nombre trouvé avec le polariscope 
de Savart ou, peut-étre mieux, par la moyenne entre les deux nombres 
obtenus. 
La diffieulté la plus grande qui s'oppose à une installation exacte de 
linstrument, c'est de produire un parallélisme parfait entre le fil du réti- 
cule de l'un côté et la ligne de séparation de l'autre. En effet, puisque 
cette ligne n'est que la projection du plan qui sépare les deux moitiés du 
quartz, tous les points de ce plan ne peuvent jamais se trouver simultané- 
ment au foyer de la lunette; d'où il s'ensuit que, regardée par l'oculaire, 
cette ligne doit présenter une certaine épaisseur et des contours pas par- 
faitement distincts. Or, on comprend facilement l'impossibilité de déter- 
miner avec rigueur la position d'une telle ligne par rapport à une mire 
fixe, et de donner ensuite à un fil du réticule exactement la méme position. 
Ajoutons que la pile composée de 20 verres devait réduire un peu la net- 
teté des images, et que la tour carrée du Quirinal, qui me servait alors de 
mire, n'était pas suffisamment éloignée pour étre vue distinctement, comme 
je Vai dit plus haut. En considérant ces imperfections, dont une partie 
n'étaient qu'aecidentelles, on n'aura pas raison de s'étonner des différences 
qui se présentent dans l'installation que je vais décrire. Ces imperfections 
accompagnent cependant au méme degré la premiére méthode rapportée et 
ne peuvent guére, en tout ce qui dépend de la construction de l'appareil 
polarimétrique, étre levées complétement. 
Le 25 juin 1862. Aprés avoir ajusté convenablement la piéce 
oculaire et le quartz du graduateur, je vise à l'aréte droite de la tour du 
Quirinal, avec laquelle je fais coincider la ligne de séparation. La lecture 
du cercle P donne 
P = 115° 1018 
Puis, en visant un point saillant de la méme tour, je trouve que 
la ligne de séparation est horizontale pour P = 264? 55' 
étude memer un. Su SE Be PE S85. 
d’où je tire, pour 
la position verticale de cette ligne, . . | P —115*15'. 
Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., III? Série. 6 
