44 R. RUBENSON, 
Les petits écarts qui se présentent dans ce tableau, sont entiérement 
comparables aux erreurs d'observation !). 
Comme nous lavons dit plus haut?, le systeme spéculaire 
exige, à cause de sa construction inexacte, que l'on en compare la position 
à celle du cercle vertical. Pour cela, je procède de la manière suivante. 
D'abord je vise au bord du soleil en mettant son image en contact avec 
le fil horizontal du réticule, je note le temps, et je fais la lecture sur le 
cercle vertical; puis je tourne la lunette exactement de 90° en sens ver- 
tical, et je place le miroir de manière que l'image éclairée tombe sur la 
ligne horizontale de la plaque d'ivoire dans le moment méme que le centre 
du soleil se serait trouvé sur le fil horizontal, si le tube était resté immo- 
bile. Ce moment est déterminé par une observation préalable. Ensuite je 
remets le tube exactement dans sa position primitive pour vérifier l'exacti- 
tude de la détermination faite, en examinant si l’autre bord du soleil est 
sur le point de quitter le fil horizontal justement à la fin du temps double 
de celui qui vient d'étre déterminé. Pour une autre position que celle de 
909 on procédera d'une maniére tout à fait analogue. 
Pour donner un exemple de ce mode d'opérer, je citerai les déter- 
minations suivantes. 
Le 20 mai 1861. 
Distance du soleil Cercle du miroir 
d M 
—— E 
120%. 3. ers 2800207 
TOP LS PROS DES 
OOS ie... PRESS AL 
90° peus LOTIR 4020: 
809... 4320 
LOS) cs, de PO 1207 
609; > ous: MEME 58220; 
On voit ainsi que le miroir ne sert que d'une manière indirecte à 
déterminer la position du point observé, et que l'exactitude de cette déter- 
mination dépend tout à fait de celle du cercle vertical. 
D Voir le paragraphe VII. 
*) Voir p. 33. 
