MÉMOIRE SUR LA POLARISATION DE LA LUMIERE ATMOSPHÉRIQUE. 47 
à la première determination . . . . V')==-+ 115° 42’ 
et aprés avoir tourné l'instrument de 180° 
en sens horizontal. |... . . 5. V vs 63° 45! 
et à la seconde détermination . . . . V =+115°41’ 
Gt pesce o RE arte Re db d. 
La pile se trouvait alors dans l'instrument, mise à peu prés à zéro; 
dans les déterminations du Tableau I:er, au contraire, la pile avait été en- 
levée. Pour m'assurer que cette circonstance n'était pas la cause de la 
différence des valeurs de z que l'on trouve dans les deux tableaux, et en 
méme temps pour me former une idée de l'influence qu'exerce la pile sur la 
position de l'image du point observé, je fais la lecture du cercle vertical dans 
différentes positions de la pile, en visant toujours la méme mire.  J'ob- 
tiens alors: 
Dour 140% TR x e etes ae 635 45 
MG eno ee mm AM en 
IE nenne ; 
d’où l'on voit qu'il faut un déplacement considérable pour faire dévier l'image 
seulement de 3 minutes, et que, par conséquent, quand la pile est environ 
à zéro, l'influence en est presque nulle. 
Parmi les déterminations semblables exécutées pendant les mois d'été 
en 1862 je citerai ici en détail celle du 4 avril, afin de pouvoir en méme 
temps communiquer les recherches faites simultanément sur un défaut con- 
stant de l'instrument qui consiste en ce que l'axe de rotation du tube ne 
coincide pas avec l'axe optique de la lunette. 
Le 4 avril 1862 *?. En procédant comme il a été déjà ex- 
posé, je trouve 
ehe $6438 Be 5. 6 c =— 61°34’ 
et aprés avoir tourné l'instrument de 180° 
en sensxhonzontal.---.---.- gmat DT. 
‘) La lettre V signifie la position du cercle vertical. 
?) Mes annotations de ce jour contiennent la remarque suivante: "Ce matin j'ai 
retiré le vernier pour le nettoyer. Le mois passé, il est arrivé une fois que le tube 
s'est dévissé de l'axe horizontal. A présent, il y est bien fixé." 
