22 The Svedberg, 



Die Eichung des Funkenmilvrometers geschah derart, dass in 

 Intervallen von je fünf Umdrehungen der Wert einer Umdrehung be- 

 stimmt wurde. Es ergab sieh: 



1 Umdreh. = 0,5i8 mm 



1 » = 0,522 » 



1 » = 0,528 » 



1 » = 0,518 » 



also im Mittel = 0,522 », oder da die Trommel mit 

 50 Teilstrichen versehen war, 



1 mm = 95,8 Skalenteile. 

 Als Elektroden dienten leicht auswechselbare zylindrische Stäbe 

 von 5,6 mm Diameter. 



In dieser ersten Versuchsreihe wurde nur die Zerstäubung in 

 ihrer Abhängigkeit von der effektiven Stromstärke 



\Sh^ 



im Entladungskreise untersucht. 



Die Stromstärke konnte durch Veränderung des Ohmschen Wi- 

 derstandes und des Selbstinduktionskoëfficients ini Schwingungskreise 

 passend reguliert werden. Der variable Kondensator wurde konstant 

 derart eingestellt, dass bei Minimum des Selbstinduktionskoëfficients 

 und des Ohmsehen Widerstandes ein Maximum des Stromeffekts laut 

 nachstehender Formel erhalten wurde: 



R 



i = ^ 



t. , 1/ 1 R-^ 



'■" ' K LC - 4L 



wo 



C: die Kapazität des Entladungskreises 

 L: den Selbstinduktionskoëfficient 

 R: den Ohmschen Widerstand 

 E^: die Anfangsladung des Kondensators 

 t: die Zeit 

 bedeuten. 



Die Masse des gebildeten Kolloids wurde durch Wiegen der Elek- 

 troden vor und nach jedem Zerstäubungsversuche bestimmt. Das 

 Konstanthalten der Funkenlänge bietet eine gewisse Schwierigkeit. In- 



