136 The Svedberg, 



Die Beobachtungen wurden in einem Ultraapparate naeli Sieden- 

 topf und Zsigmondy', geliefert von Cael Zeiss, Jena, ausgeführt. Die 

 Anordnung ist in Fig. 52 schematiseh wiedergegeben. 



Das Licht einer kräftigen Bogenlampe — oder die von einem 

 Heliostaten horizontal reflektierten Sonnenstrahlen — passieren die 

 Blende a, das Projektionsobjektiv b, den Präzisionsspalt c, das Projek- 

 tionsobjektiv d, und das, als letzter Kondensor dienende, in zwei zu 

 einander senkrechten Riehtungen genau einstellbare Mikroskopobjektiv 

 e. Es resultiert also ein mehrmals verkleinertes sehr intensives Kra- 

 ter- oder Sonnenbild. Der in dieser Weise erhaltene feine Liehtbündel 

 wird durch ein Ouarzfenster in eine kleine Glasküvette, die die zu un- 

 tersuchende Lösung enthält, horizontal einfallen lassen und die infolge 

 der intensiven Beleuchtung um jedes Teilchen sich ausbildenden Inter- 

 ferenzbilder werden senkrecht dazu von oben her durch ein Mikro- 

 skop beobachtet. Bezüglich der instrumenteilen Einzelheiten muss auf 

 die ausführlichen Beschreibungen Siedenïopf's hingewiesen werden. 



— j ^ Ô ^5»^ 



b C de 



Fig. 52. 



Bei den folgenden Versuchen diente als Lichtquelle eine grosse 

 Projektionsbogenlampe, die sehr gut funktionierte. Allerdings erreicht 

 man bei Arbeiten mit BogenUcht nicht die untere Grenze der Sichtbar- 

 keit (6 «^), so dass ein Studium der allerklèinsten Teilchen dabei aus- 

 geschlossen ist, doch bietet das elektrische Licht in Bezug auf bequeme 

 Handhabung etc. so viele Vorteile gegenüber dem Sonnenlieht, dass 

 ich mich bisher auf die Untersuchung solcher Partikeln beschränkt 

 habe, die mit Bogenlicht noch sichtbar gemacht werden können. 



Die konstante Translationsbewegung der Teilchen habe ich in 

 folgender Weise erreicht. Der Abflussschlauch der Küvette des Ultra- 

 mikroskops wird mit einem Kapillarrohr von passender Weite verbun- 

 den, das in eine vertikal verschiebbare und mit Feinschraube genau 

 einstellbare Klemme eingesetzt wird (Fig. 53). 



1 Ann. der Physik [4] 10, 1 (190.3); 

 Siedentopf, Druckschr.-Verz. d. Opl. Werkstätte von Carl Zeiss, Jena,. Sign. M. 

 ICi (J904). 



