Dispersionsmessungen an GavSen. 



1Î 



Strahlung durch den ersten Galvanometerausschlag bei für einen Au- 

 genbhck weggeschobener Klappe gemessen wird. Die Mikrometer- 

 schraube wird eine kleine Strecke, gewöhnlich 20—40 Striche am Schrau- 

 benkopf, herumgedreht und die Strahlung wie vorher gemessen; auf 

 diese Weise fährt man dann fort, bis man aus den Galvanometeraus- 

 schlägen schliessen kann, dass ein dunkler (heller) Streifen über das 

 Thermoelement hingewandert ist. Diese Galvanometerausschläge wer- 

 den als Ordinaten in einem rechtwinkligen Koordinatensystem mit den 

 entsprechenden Mikrometereinstellungen als Abszissen abgetragen (Fig. 

 4). Der niedrigste (höchste) Punkt der Kurve ergiebt die gewünschte 

 Einstellung, für welche dem- 

 nach das Thermoelement von 

 einem dunklen (hellen) Interfe- 53 

 renzstreifen bedeckt war. Um 52 

 die langsamen Variationen der 51 

 Nernstlampe, die ich nicht habe 50 

 vermeiden können, zu elimi- 

 nieren, habe ich Beobachtun- 

 gen an einem dunklen Inter- 30 

 ferenzstreifen stets Beobaeh- 29 

 tungen an dem darauffolgen- 2s 

 den hellen (oder umgekehrt) 27 

 folgen lassen. Auf diese Weise 2g 

 sind die Kurven 1 und 2 der 25 

 Fig. 4 erhalten worden. Die 

 Mikrometerschraube wird dann 

 ohne weiteres herumgedreht, 26 

 bis eine gewünschte Anzahl 25 

 Reststrahlenstreifen passiert ist 2k 

 — und darüber giebt ja die 

 Orientierungsbestimmung völli- 

 gen Bescheid — worauf Gal- si 

 vanometerbeobachtungen wie so 

 vorher beginnen, wie sie von ^9 



den Kurven 3 und 4 in Fig. 4 ^^^^o sao 300 320 .v,n 3go 



repräsentiert werden. Von den Fig. 4. 



vier Diagrammen in Fig. 4, welche zusammen eine Beobachtungsreihe 

 bilden, sind die Kurven 1 und 4, bzw. 2 und 3 miteinander zu kom- 

 binieren. 



