12 



John Koch, 



Durch eine analoge, bereits auf S. 8 erwähnte Untersuchung in 

 J\^a-Licht \yird die Mikrometerschraube sozusagen in iVa-Streifen gradu- 

 iert, und man kann aus dieser Graduierung interpolationsweise berech- 

 nen, wieviele i\ra-Streifen nach der gemachten Bestimmung auf die be- 

 treffende Anzahl Reststrahlenstreifen gehen. In diesem Zusammenhang 

 sei erwähnt, dass die Drehung, welche erforderlich ist, um das Inter- 

 ferenzsystem um einen iV^a- Streifen zu verschieben, mit der Stellung der 

 beweglichen Steinsalzplatten variiert und am grössten bei ihrer Normal- 

 stellung gegen ihr Strahlenbündel ist; in dem angeführten Beispiel (Fig. 

 5) geben, die horizontalen Striche bei den Kurven die ungefähre Grösse 

 der Drehung in den einzelnen Fällen an. Die bei der Untersuchung 

 vorkommenden Extremwerte sind (ungefähr) 30 und 150 Teilstriche. 



Die Mikrometerschraube hatte einen toten Gang von ca. « Dre- 

 hung; um hiervon herrührende Fehler zu vermeiden, sind beim Messen 

 alle Verschiebungen in einer und derselben Richtung geschehen. 



Reststrahlen von Oips. Wie bereits- erwähnt, ist es nur das Re- 

 flexionsmaximum bei 8,7^, das hier in Frage kommen kann, da Stein- 

 salz vollständig bei 30^ — 40,u absorbiert, wo ein weiteres Reflexionsma- 

 ximum vorhanden sein soll. Das Ergebnis meiner Untersuchungen habe 

 ich in nachstehenden Tabellen vereinigt; von diesen bezieht sich Tab. 

 2 auf eine Reihe Untersuchungen mit einer Phasenverschiebung von 

 20 — 21 Reststrahlenstreifen, Tab. 3 auf Untersuchungen mit einer Pha- 

 senverschiebung von 13 solchen Streifen. 



Tab. 2. 



Anzahl beobachteter Reststrahlenstreifen: 21 helle, 20 dunkle. 



