DiSPEBSIONSMESSUNGEN AN GaSEN. 19 



II. Refraktionsbestimmungen. 



Für die Bestimmungen der Brechungsindizes innerhalb des ultra- 

 roten Spektrums wurde an der Anordnung in Fig. 1 die Veränderung 

 vorgenommen, dass der Kompensator (oder der Keil K) durch eine Dop- 

 pelröhre ersetzt wurde, wobei auch der Abstand zwischen den Stein- 

 salzparallelepipeden S in entsprechendem Grade vermehrt werden musste. 

 Das Doppelrohr, das von Messing und innen geschwärzt war, war an 

 den Enden mit senkrecht zur Längsrichtung des Rohrs plangeschliffe- 

 nen Messingplatten versehen, in welchen zwei rechteckige Löcher (25 

 Xl5 mm) in 5 mm Abstand von einander ausgeschnitten waren, und 

 an welchen die ca. 10 mm dicken Deckplatten aus Steinsalz luftdicht 

 festgekittet waren. Zum Messen des Drucks sowie zum Einfüllen und 

 Auspumpen von Gas war das Doppelrohr mit 4 Ansatzröhren versehen. 

 Die Länge der Abteilung des Doppelrohrs, in welcher der Gasdruck 

 bei Messungen variiert wurde, betrug 1005,0 mm bei 20*^ C. Das Ma- 

 nometer war mit daran befestigten Glasskalen versehen und wurde 

 mittelst Kathetometer abgelesen. 



Wie früher geschah auch nun die Einstellung in weissem Licht 

 und so, dass der farblose Streifen auf das Thermoelement bei gleichem 

 Druck in den beiden Kammern des Doppelrohrs fiel. Ebenso war der 

 Interferentialrefraktor mittelst Pappe und Watte gegen Wärme geschützt. 



Die Temperatur des Gases wurde an einem an der Mitte des 

 Doppelrohrs und dicht neben der Rohrwand angebrachten Thermome- 

 ter abgelesen; dieses war mit dem Normalthermometer des Instituts X^" 

 verglichen worden, wodurch seine Angaben auf das Wasserstoffnor- 

 malthermometer reduziert werden konnten. Das Gleiche war auch der 

 Fall mit dem am Manometer befindlichen Thermometer. Die Tempe- 

 raturen wurden unmittelbar vor und nach jeder Bestimmung abgelesen. 



Bei der Ausführung der Beobachtungen wurde das Lieht von 

 der Nernstlampe her beständig in den Interferenzapparat hinein reflek- 

 tiert und fiel auf das Thermoelement. In der einen Abteilung des Dop- 

 pelrohrs wurde der Druck bei ungefähr '/2 Aim. unverändert gehalten, 

 in der anderen wurde er langsam von einigen cm bis ungefähr zu 



\t3>. 



•^ 



^>^. 



