2 Knut Ångström, 



Je ne m'occuperai pas des méthodes dont on s'est servi jusqu'ici 

 pour les mesures absolues. En renvoyant le lecteur aux exposés très 

 complets qu'en ont donné M. Orova*), M. Violle^), M. Rad au ^) et M. 

 Remets *), je veux seulement rappeler des deux méthodes actuellement le 

 plus en usage, celles de M. Violle et de M. Crova. 



L'actinomètre de M. Violle consiste en un thermomètre à mer- 

 cure à boule sphérique. Cette boule est noircie et placée au centre 

 d'une double enveloppe sphérique, de manière à être ainsi abritée des in- 

 fluences perturbatrices des courants d'air. On observe réchauffement du 

 thermomètre sous l'action des radiations calorifiques, pénétrant par une 

 ouverture tubulaire pratiquée dans enveloppe, et après avoir intercepté 

 la radiation on observe le refroidissement. Quand on connaît le diamè- 

 tre et la valeur en eau de la boule du thei'momètre, on en déduit de la 

 manière ordinaire l'intensité de la radiation. 



Il est clair, qu'en se servant de cette méthode on aura de gran- 

 des difficultés à surmonter pour déterminer les constantes de l'instru- 

 ment. La détermination de la valeur en eau de la petite boule non ho- 

 mogène du thermomètre ne pourra guère être faite avec une exactitude 

 suffisante, et la détermination du pouvoir absorbant de la surface exposée 

 à la radiation doit être à peu près impossible. Le noir de fumée étant 

 mauvais conducteur, la couche déposée à la surface de la boule doit être 

 très mince, mais d'un autre côté, si elle est trop mince, une réflexion de 

 la surface de verre pourrait avoir lieu, ce qui est difficile à reconnaître. 

 Les rayons qui tombent sur la boule sous une incidence rasante sont 

 aussi réfléchis par la surface noircie elle-même. Enfin, la surface absor- 

 bante mauvaise conductrice de la chaleur est aussi une cause d'erreurs. 

 M. Crova ^) se sert à ses observations d'un pyrhéliomètre, fondé 

 sur le principe de Pouillet, mais considérablement perfectionné. Cet in- 

 strument consiste en une boîte cylindrique d'acier contenant du mercure,, 

 dont la dilatation sert en même temps à indiquer réchauffement du ca- 

 lorimètre. Cette dilatation peut être observée sur un tube de verre très 

 mince communiquant avec le mercure. M. Crova a pris grand soin que 

 le pouvoir absorbant de la surface soit aussi grand que possible. Dans 



1) Ann. de Chim. et de Phys., 5^ série, t. 11, p. 433, 1877. 



2) Ann. de Chim. et de Phys., 5" série, t. 17, p. 391 et 433, 1879. 



3) Actinométrie 1877. 



4) »Gaea», 1881. 



5) 1. c. 



