Mesures de la chaleur rayonnante. 7 



En introduisant dans cette équation la valeur de b, tirée de l'équa- 

 tion (12), nous avons 



ou 



ca 1 

 ce qui est précisément la furmule qui devait être démontrée. 



III. APPLICATIONS DE LA THEORIE PRECEDENTE. 



a) Instrument pour des mesures absolues. 



Deux plaques de cuivre de forme circulaire, A et B^ (v. la PL les 

 fig. 1, 2 et 3) ayant un diamètre d'environ 30 mm et une épaisseur de 5 

 mm, sont faites aussi identiques que possible. A l'exception des sur- 

 faces planes destinées à recevoir le rayonnement elles sont platinées et 

 polies de tous côtés. Les surfaces non polies sont recouvertes d'une 

 couche de cuivre et de noir de platine galvanoplastique, après quoi elles 

 sont légèrement enfumées. De la surface opposée de la plaque un trou 

 est enfoncé jusqu'au centre (fig. 3). A ce trou on peut attacher à vis 

 un thermo-élément ED^ composé de cuivre et de maillechort et construit 

 comme on le voit dans la fig. 3. Le fil de cuivre E entre, bien isolé, 

 dans le fil de maillechort D et n'y est soudé qu'au bout. En attachant 

 le fil de maillechort à la plaque, il vient en contact avec le centre de la 

 plaque de cuivre, et le thermo-élément peut ainsi indiquer la tempéra- 

 ture en ce point. Comme le fil de maillechort passe d'une plaque à 

 l'autre et que les fils de cuivre communiquent avec un galvanomètre, les 

 indications données par celui-ci dépendent donc de la différence de tem- 

 pérature entre les deux plaques. Deux vis L et M (fig. 1), attachés à un 

 support spécial avec deux axes, l'un horizontal P, l'autre vertical 0, per- 

 mettent d'orienter les deux plaques, de manière à ce qu'elles reçoivent 

 normalement la radiation de la source de chaleur. Pour faciliter cette 

 orientation de l'instrument, quand il s'agit de mesurer l'intensité de la 

 radiation solaire, un appareil à viser G H se trouve à la partie mobile, 

 où sont attachées les plaques calorimétriques. Cet appareil n'est autre 



