12 Knut Ångström, 



est exposée au soleil; réchauffement inégale des deux boules fait trébu- 

 cher la balance aussitôt que le soleil luit, et met en mouvement une hor- 

 logerie, qui est arrêtée au moment où le soleil se cache. L'horlogerie 

 indique ainsi le nombre d'heures que le soleil a lui. M. Frankland a 

 essayé de modifier cet instrument de manière à l'approprier à de véri- 

 tables mesures^). Il est pourtant clair que, par cette méthode, on ne 

 pourra guère obtenir des résultats satisfaisants sans correction spéciale 

 de la grandeur variante du refroidissement. 



Dans les »Comptes Rendus», M. Hirn vient de communiquer la 

 construction d'un instrument très ingénieux, destiné à mesurer la somme 

 de chaleur solaire que reçoit la terre par jour^). Il est fondé sur le 

 principe de la distillation de la sulfure de carbone dans le vide. La 

 sulfure de carbone est renfermée dans un vase cylindrique aux parois 

 noircies; l'axe de ce cylindre est placé parallèlement à celui de la terre. 

 La radiation solaire, qui pendant toute la journée arrive à la surface du 

 vase sous la même incidence, est employée à vaporiser la sulfure de car- 

 bone, qui va se condenser dans un vase communiquant, placé dans 

 l'ombre. La quantité condensée du liquide indique donc la somme de 

 chaleur reçue ^). 



En m'appuyant sur le principe, dont j'ai rendu compte dans ce qui 

 précède, j'ai réussi à construire un instrument, qui indique non seule- 

 ment quand le soleil luit, mais aussi l'intensité de la radiation dans cha- 

 que moment et la somme de chaleur qu'a versée le soleil dans un cer- 

 tain intervalle de temps. 



La construction de cet instrument est très simple, comme on 

 le voit dans la fig. schématique 5. ACDB est un thermomètre dif- 

 férentiel attaché à un axe vertical PPi. Les boules, qui sont en cuivre et 

 remplies d'air, ont un diamètre extérieur d'environ 40 mm et un dia- 

 mètre intérieur d'environ 34 mm. Le tube de communication de verre 

 C D n'est pas parfaitement droit, mais courbé en angle, ainsi qu'on le 

 voit dans la figure. L'index K est de mercure et communique avec l'axe 



1) Proc. of the Roy. Soc, t. 33, N:o 218, p. 331. 



2) C. R., t. 98, p. 324, 1884. 



3) J'ai essayé, il y quelques années, d'appliquer le même principe à la con- 

 structioQ d'un instrument ayant le même but que celui de M. Hirn, seulement j'ai 

 remplacé la sulfure de carbone par l'éther. Cet instrument était beaucoup plus simple, 

 et sans doute d'une précision d'autant moins grande. Il était destiné à être employé 

 aux observations météorologiques sur la frégate Vanadis à son tour du monde 188'5 

 — 84, malheureusement il fut cassé dès le commencement du voyage. Depuis lors 

 j'ai mis de côté toutes expériences basées sur cette méthode pour employer le peu 

 de temps dont je pouvais disposer à perfectionner la méthode ici exposée. 



