Mesures de la chaleur rayonnante. 17 



Comme on ne trouve guère l'inclinaison de la tangente trigono- 

 métrique avec une exactitude plus grande qu'à 30' près et que l'erreur 

 en résultant devient plus grande avec l'angle d'inclinaison, la relation 

 entre le mouvement du crayon enregistreur le long du cylindre ^et la 

 vitesse maximum de la rotation de ce cylindre autour de l'axe doit être 

 réglée de manière à ce que l'inclinaison en question ne dépasse pas 60". 

 On pouiTait aussi aisément parvenir à faire l'appareil plus sensible. Dans 

 l'état actuel de l'appareil l'enregistration cesse, quand le soleil arrive près 

 de l'horizon: Conséquemment la valeur de la quantité totale de la cha- 

 leur solaire devient un peu trop petite. Ensuite il serait sans doute 

 bon de séparer le mécanisme enregistreur du reste de l'appareil. 



Le premier appareil a été construit à mes frais, mais l'appareil 

 enregistreur n'a pu être établi, comme je l'ai déjà dit, que grâce à la sub- 

 vention de l'Observatoire Météorologique d'Üpsala, et je saisis ici l'occa- 

 sion de présenter au préfet de cette Institution, M. le Professeur Hilde- 

 BRANDSSON, l'hommage de ma reconnaissance pour l'intérêt actif qu'il m'a 

 témoigné, et qui m'a permis de réaliser ma méthode d'une manière qui 

 sans lui eut été hors de la portée de mes moyens. Ces deux appareils 

 ont été construits avec beaucoup de soin par le mécanicien M. le Can- 

 didat H. Sandström, et, grâce à son habilité, il est parvenu à surmonter 

 d'une manière ingénieuse plusieurs difficultés dans l'agencement des détails. 



Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. IH. 



