4 Harald Lunelund. (LVI 



bequeme Telephon nicht benutzen, und — wie fruher be- 

 merkt 1 ) — zeigt sich das Galvanometer bei den Messungen 

 nicht selten etwas unruhig. — Es sei hervorgehoben, dass die 

 Widerstandsbest immungen nach Verwendung der Glasscheibe 

 zum vorhergehenden Glätten der Kontaktfläche, etwas 

 kleinere Werte zu geben schienen. 



Die Feuchtigkeit wurde in der fruher beschriebenen Weise 

 aus dem Gewichtsverlust des feuchten Pulvers bei vorsich- 

 tigem Erhitzen ermittelt. Die dazu benutzte Porzellanschale 

 wurde nach jeder Messungsreihe (zehn Einstellungen) aufs 

 neue erhitzt und die Messingscheiben mit Putzpulver po- 

 liert. 



Das Sieb war das fruher verwendete mit einer Maschen- 

 weite von 0,36 mm. Die Temperatur des Arbeitszimmers 

 hielt sich im allgemeinen konstant während der einzelnen 

 Messungsreihen, schwankte aber im ganzen zwischen 17°,2 

 und 24°,o C. Die letztere, ausnahmsweise hohe Temperatur, 

 kam bei den Widerstandsbestimmungen beim Rapakivi vor. 



II. Widerstandsbestimmungen. 



Glimmer. (Tafel I). 



Das Glimmerpulver wurde durch Feilen und nachheriges 

 Sieben hergestellt. Wegen der Leichtigkeit des Pulvers 

 wurde der Feuchtigkeitsgehalt verhältnismässig hoch. Die 

 Resultat e der Messungen sind in der beifolgenden Tabelle 

 angefiihrt. 



*) H. Lunelund, Uber die Leitfähigkeit sehiecht leitender Sub- 

 stanzen, S. 22. 



