Öfversikt af Finska Vetenskaps-Socictetens Förhandlingar. 

 Bd. LVI. 1913—1914. Afd. A. N:o 7. 



Uber die Bestimmung der Kapazität von Elektro- 

 metern fur Emanationsmessungen 



von 

 Gunnar Nordström. 



(Mitteilungen aus dem physikalischen Laboratorium der Universität 

 Helsingfors. N:o 19). 



Die genaue Bestimmung der sehr kleinen Kapazität 

 eines Blått elektrometers ist bekanntlich mit Schwierigkei- 

 ten verbunden, und erst durch die von Harms 1 ) konstru- 

 ierten Eiehkondensatoren haben die Physiker ein Mittel 

 erhalten, die Kapazitätsbestimmung in einfacher und doch 

 genauer Weise auszufiihren. Zu dieser Bestimmung möehte 

 ich folgendes bemerken. 



Bei einem gewöhnlichen Typus von Blått elekt rometern 

 fur radioaktive Messungen dient als ZuleHungzu der inneren 

 Elektrode ein Metalldraht, der nach stattgefundener Aufla- 

 dung des Instruments von der inneren Elektrode entfernt und 

 mit dem äusseren Elekt rometergehäuse in Beriihrung gebracht 

 wird, so dass die innere Elektrode vollständig von aussen iso- 

 liert ist. Die radioakt iven Messungen werden bei dieser letzte- 

 ren Stellung des Drahtes ausgefiihrt; die Kapazitätsbestim- 

 mung nach der Harm s'schen Methode känn aber nur statt- 

 finden, wenn der Aufladedraht mit der inneren Elektrode in 

 Bertihrung ist, denn nur in diesem Falle känn man der inneren 



') F. Harms. Phys. Zeitschr. 5. S. 47. 1904. 



