2 Gunnar Nordström. (LVI 



Elektrode (und den damit verbundenen Leitern) eine 

 bekannte Elektrizitätsmenge zufiihren; legt man den Draht 

 um, so fiihrt derselbe einen unbekannten Teil der Ladimg 

 zum äusseren Elektrometergehäuse iiber. Die Kapazität 

 des Instruments ist ftir die beiden St eliungen des Auflade- 

 drahtes keineswegs die gleiche, und so kommt es, dass die 

 Bestimmung direkt nach der Harm s'schen Methode fiir 

 ein Elektrometer der betrachteten Art nicht diejenige Kapa- 

 zität gibt, die fiir den Gebrauch des Instruments von Bedeu- 

 tung ist. Ich habe in der Litteratur keinen Hinweis auf 

 diesen Umstand gefunden. 



Im folgenden will ich eine Methode mitteilen, die ange- 

 fuhrte Schwierigkeit umzugehen und die Kapazität fur eine 

 beliebige Stellung des Aufladedrahtes mit Hilfe eines 

 Harm s'schen Kondensators zu bestimmen. Die Methode 

 ist allerdings nur bei einem Elektrometer verwendbar, das 

 ein Jonisationsgefäss hat, wie es mit den Instrumenten fur 

 Emanationsmessungen der Fall ist. Andererseits darf aber 

 der Messbereich des Elektrometers beliebig klein sein. 



Das Prinzip der Methode ist das folgende. Zuerst wird 

 genau nach Harms die Gesamtkapazität von Elektrometer 

 und damit verbundenem Eichkondensator bestimmt. Dann 

 wird in das Jonisationsgefäss des Elektrometers etwas 

 Radiumemanation eingefuhrt und der zeitliche Voltabfall 

 bei Sättigungsstrom gemessen, sowohl wenn das Elektro- 

 meter mit dem Eichkondensator verbunden ist, als wenn 

 diese Verbindung aufgelöst ist und der Aufladedraht dieje- 

 nige Stellung hat, fur die man die Kapazität zu ermitteln 

 wunscht. Weil der Sättigungsstrom in den beiden Fallen 

 derselbe ist, verhalten sich die beiden Vol tabf alle umgekehrt 

 wie die Kapazitäten der sich entladenden Systeme. Man 

 erhält also das Verhältnis der gesuchten Kapazität zur Ge- 

 samtkapazität, und da die letztere schon bekannt ist, ist 

 die Aufgabe gelöst. 



Es soll nun die Bestimmung etwas näher erläutert wer- 

 den. Der erste Teil derselben geschieht wie gesagt genau 

 nach Harms. Die Anordnung ist schematisch in Fig. 1 

 angegeben. Der innere Zylinder / des Eichkondensators ist 



