AN:o7) Bestimmung der Kapazität von Elektrometern. 3 



mit der inneren Elektrode des Elektrometers verbunden. 

 Die Schutzhiille III des Kondensators und das äussere Ge- 

 häuse des Elektrometers sind während der ganzen Bestim- 

 mung geerdet. Beim Anfang der Messung sind auch der Zylin- 

 der / und die innere Elektrode geerdet, und der Zylinder // 

 wird auf ein bekanntes, positives Potential V gebracht, indem 

 er mit dem positiven Pol einer Batterie vereinigt wird, deren 

 negativer Pol zur Erde gefiihrt ist. Während II in angege- 

 bener Weise mit der Batterie verbunden ist, wird die Erdlei- 

 tung von / (und der inneren Elektrode) entfernt, wobei auf 

 dem Zylinder / eine negative Ladung — E bleibt. Nun wird 

 die Verbindung zwischen // und der 

 Batterie gebrochen und // zur Erde 

 abgeleitet; dann erhält man bei dem 

 Elektrometer einen Ausschlag, der 

 das negative Potential — V des Elek- 

 trometers und des damit verbunde- 

 nen Zylinders / angibt. Wenn der 



I 



yi 



Influenzierungskoeffizient c von II pig. i. 



auf / bekannt ist, so lässt sich 



nun die Gesamtkapazität K des Systems berechnen, denn 



es ist 



E = cV = KV, 



O) K=c V v ,. 



Um nun das Verhältnis der Kapazität A* des Elektro- 

 meters allein zur Gesamtkapazität K zu erhalten, känn man 

 das folgende, von dem Harm s'schen vollständig abweich- 

 ende Verfahren einschlagen. Man leitet in das Jonisations- 

 gefäss des Elektrometers eine passende Menge (vgl. unten) 

 Radiumemanation ein. Hierdurch wird die Luft in dem 

 Gefäss jonisiert; bekanntlich steigt die Jonisation zunächst 

 ziemlich rasch und dann langsamer, um nach 3y 2 Stunden 

 ein Maximum zu erlangen und dann langsam abzunehmen. 

 Deshalb wartet man mit der Messung bis etwa 3 Stunden 

 nach dem Einfiihren der Emanation, und misst dann die 

 Geschwindigkeit, womit sich das Elektrometer nach stall- 



