A N:o 7) Bestimmung der Kapazität von Elektrometern. 5 



menge im Jonisationsgefäss so zu wählen, dass man die 

 beiden Zeiten gut messen känn. Die kurzere Durchlaufszeit 

 känn zweckmässig etwa eine Minut e betragen, wobei man 

 die Ungenauigkeit bei der Bestimmung dieser relativ kurzen 

 Zeit durch mehrmalige Wiederholung der Messung vermin- 

 dert. 



Als Beispiel will ich die Messungsresultate einer Kapazi- 

 tätsbestimmung mitteilen. Das Blattelektrometer, dessen 

 Kapazität bestimmt wurde, war nach H. W. Schmid t 

 konstruiert x ) und von der Firma Spindler & H o y e r 

 in Göttingen geliefert. Die Höhe des zylinderförmigen Joni- 

 sationsgefässes war 21,5 cm, der Diameter desselben 7,7 cm. 

 Die Kapazität des Instruments sollte nach Angabe der 

 Firma 7,5 cm betragen. Das Elektrometer wurde mittels 

 einer Krugerbatterie (von derselben Firma geliefert) in Volt 

 geeicht. 



Der von der Firma G u n t h e r & Tegetmeyerin 

 Braunschweig gelieferte Eichkondensator nach Harms 

 hatte einen Influenzierungskoeffizienten von c = 38,7 cm. 

 Bei der Bestimmung der Gesamtkapazität K wurde die nö- 

 tige bekannte Spannung V durch Anlegen einer Krugerbatte- 

 rie erhalten, und es ergaben sich bei zwei Versuchsreihen die 

 Werte. 



Zur Bestimmung des Verhältnisses k/K wurden 4 von 

 einander unabhängige Versuchsreihen mit verschiedenen 



H. W. Schmid t. Phys. Zeitschr. 6. S. 561. 1905. 



