6 Gunnar Nordström. (LVI 



Emanationsmengen ausgefiihrt. Als Mittelwerte von k/K 

 fur die einzelnen Versuchsreihen wurde erhalten 



0,1231 0,1237 0,1235 0,1226 



Durch Benutzen der Mittelwerte von K und k/K bekommt 

 man fur die Kapazität k den Wert 



k = 6,35 cm. 



Das ist die Kapazität des Elektrometers, wenn der Aufla- 

 dedraht an dem äusseren Elektrometergehäuse gelegt ist. 

 Es wurde auch fur den Fall die Kapazität bestimmt, dass 

 der Aufladedraht an der inneren Elektrode gelegt war, und 

 als Resultat wurde erhalten 



k' =9,08 cm. 



Die Stellung des Aufladedrahtes hat also einen sehr erheb- 

 lichen Einfluss auf die Kapazität. Die zuletzt betrachtete 

 Kapazität wurde man ja direkt nach der Har m s'schen 

 Methode bestimmen können, wenn der Messbereich des 

 Elektrometers geniigend gross wäre. Bei dem benutzten 

 Instrument e war jedoch der Messbereich zu klein um eine 

 solche Messung zuzulassen. Man sieht, dass die hier gege- 

 bene Methode auch hierdurch eine Liicke in der Harm s'- 

 schen ausfiillt. 



Die Genauigkeit der Methode ist dieselbe, womit man 

 den zeitlichen Voltabfall mit dem Elektrometer bestimmen 

 känn, und muss also als vollkommen geniigend angesehen 

 werden. 



Kurz zusammengefasst ist die hier auseinandergesetzle 

 Methode ftir Kapazitätsbestimmungen darin der Harm s n - 

 schen iiberlegen, dass sie ftir beliebige St eliungen des Auflade- 

 drahtes und fur Elektrometer mit beliebig kleinem Messbe- 

 reich anwendbar ist. Sie ist aber in der Hinsicht mangelhaft, 

 dass sie fur Elektrometer ohne Jonisationsgefäss nicht 

 brauchbar ist. 



Helsingfors den 16 november 1913. 



