2 Wäinö Siivola. (LVI 



war, wurde nachher in das grössere Gefäss eingesetzt und mit 

 Schnee umgeben; nach 3 bis 4 Stunden war er dann zum 

 Gebrauch fertig; gewöhnlich wurden aber die Vorbereitun- 

 gen am Abend ausgefiihrt, die Messungen am folgenden 

 Morgen. 



Man soll möglichst reinen, neugefallenen Schnee verwen- 

 den, weil alle Verunreinigungen des Schnees seinen Schmelz- 

 punkt verändern und der Wärmeaustausch mit dem Kalori- 

 meter eine Vergrösserung der Eigenbewegung des Queck- 

 silberfadens bewirkt. Dieser Effekt des neugefallenen reinen 

 Schnees die Eigenbewegung zu einem Minimum zu bringen 

 war sehr deutlich. Da soldier Schnee jedoch nur selten zu 

 haben war, wurde immer die Eigenbewegung des Fadens 15 

 Minuten vor jedem Versuch und 15 Minuten nach jedem 

 Versuch beobachtet und die beobachteten Werte auf Grund 

 hiervon korrigiert. Das Beobachtungszimmer wurde mög- 

 lichst kalt, etwa bei 6 bis 9° C gehalten, um den kleinstmög- 

 lichen Einfluss der Luft auf den Schmelzprocess zu erzielen. 

 Auch versuchte man die Versuche in möglichst kurzer Zeit 

 auszufiihren; es wurden nur kleine Fliissigkeitsmengen be- 

 nutzt und die Leitung der Wärme in den Eismantel möglichst 

 erleichtert. Mit demselben Eismantel wurden deshalb nur 

 12 bis 16 Versuche ausgefiihrt, so dass man immer eine 

 sehr dunne Wasserschicht zwischen innerem Kalorimeter- 

 zylinder und Eismantel hatte. Der eigentliche Versuch 

 nahm etwa 20 Minuten Zeit. 



Die untersuchten Flussigkeiten wurden in kleine Glas- 

 flaschen eingeschlossen und die Miindung zugeschmolzen. 

 Die Flaschen wurden in einem besonders konstruiertenAppa- 

 rate zu einer Temperatur nahe der des Dampfes vom sieden- 

 den Wasser erwärmt und direkt durch den Boden des Appa- 

 rates nach Drehen eines Sektors in das Kalorimetergefäss 

 fallen lassen. Die Flaschen verblieben etwa eine Stunde in 

 dem Erwärmungsapparat, die letzten 15 Minuten bei ganz 

 konstanter Temperatur. Diese wurde mittelst einem in 

 Zehntel Grade geteilten Thermometer gemessen. 



Die Bedeutung einer Grammkalorie in Scalenteilen des 

 Apparates wurde experimentell ermittelt. Zuerst wurde 



