K. H. A. Anservo and Mikko Liiri. 



LVI 



Fia. 1. 



mann-Ebert, Physikal. 

 Praktikum, 5:te Auflage, p. 

 487). Es bezeichnen J das 

 Induktorium zur Erzeugung 

 des Wechselstromes fiir leises 

 Rassel-Geräusch, mit seinen 

 beiden Fliissigkeit swiderstän- 

 den a a, b b die beiden Messko n- 

 densatoren aus dickem Mes- 

 singblech mit den längs 

 eingeteilten Scalen verschiebba- 

 renGlasplatten cc, dd diezuge- 

 hörigen Fliissigkeitswiderstände, C den Trogkondensator, 

 in welchen die zu untersuchende Fliissigkeit gebracht wird. 

 Die Leitungsdrähte zum Telephon (in der Figur nicht sicht- 

 bar) werden an den Punkten oo' angeschlossen. Ubrigens 

 sind alle Verbindungen aus der Figur zu ersehen. Das Induk- 

 torium wurde mit einem Akkumulator betrieben. 



In den sog. Verzweigungswiderständen aa verwendet 

 man Platinelektroden, welche mittelst Schrauben so ver- 

 schoben werden können, dass die Widerstände beidergleich 

 werden, was durch Kommutieren des Stromes kontrolliert 

 wird. Weil diese Widerstände sich nicht mit der Temperatur 

 verändern durfen, verwendet man nach Manganini als 

 Widerstandsfliissigkeit eine Lösung aus 1 Mol. Mannit(=181 g) 

 und 1 Mol. Borsäure ( = 62 g) in einem Liter Wasser. Diese 

 Fliissigkeit hat einen sehr kleinen Temperaturkoeffizienten 

 des Leitungswiderstandes, krystallisiert aber leicht im Kal- 

 ten, so dass es vorteilhafter ist dieselbe noch mit ihrem halben 

 Volumen Wasser zu verdiinnen. Fiigt man noch ganz wenig 

 Kaliumklorid hinzu, känn man den Temperaturkoeffizienten 

 des Leitungswiderstandes fast zum Verschwinden bringen. 

 Die elektrolytischen Nebenschlusswiderstände dd haben 

 /7-Form mit einer Platinelektrode unten und einer mit 

 Schraube verschiebbaren Platinelektrode in jeder Schenkel. 

 Die beiden Schenkeln sind verschieden weit (bez. 1 mm und 

 5 mm Durchmesser), so dass man grössere und kleinere Wi- 

 derstände bekommen känn, je nachdem die Fliissigkeit, de- 



