A N:o 9) Dielektrizitätskonstanten einiger Flussigkeitsgemische. 3 



ren Dielektrizitätskonstante bestimmt werden soll, kleinere 

 öder grössere Leitfähigkeit besitzt. Mit dem Nernst'- 

 schen Apparat känn bekanntlich auch diese Leitfähigkeit 

 selbst ermittelt werden; zu diesem Zwecke lassen sich die 

 Verschiebungen der die Elektroden tragenden Schrauben 

 an einer Scala ablesen. Solche Leitfähigkeitsmessungen haben 

 wir jedoch nicht ausgefuhrt. 



Die Verschiebung der Glasplatten der Messkondensatoren 

 zwischen den beiderseitigen Messingscheiben wiirde mit 

 Scala und Nonius abgelesen. Dieser Verschiebung ist die 

 Änderung der Kapazität nahe proportional; um den kleinen 

 Abweichungen infolge mangelnder Parallellität der Konden- 

 satorplatten öder veränderlicher Dicke der Glasplatte Rech- 

 nung zu trägen, wird der eine Kondensator kalibriert, wie in 

 Wiedemann-Eberts Praktikum beschrieben. 



Der Trogkondensator öder das dielektrische Gefäss ist 

 aus Nickel mit einem Ebonitdeckel, welcher einen durchge- 

 henden Stab und däran die Kondensatorplatte trägt. Unter 

 der Kondensatorplatte ist ein kleines Stuck Glas befestigt, 

 welches gegen den Boden des Gefässes sich stiitzt. Die Kapa- 

 zität des Kondensators halt sich in der Weise bei vorsichtiger 

 Behandlung sehr gut konstant. Bei den Messungen wird 

 etwa 2 cm 3 der zu untersuchenden Fliissigkeit eingefiillt. 

 Das Gefäss hat eine solche Form, dass etwas weniger öder 

 mehr Fliissigkeit fast ohne Einfluss auf die Kapazität ist. 

 Die Temperatur der Fliissigkeit wird mit einem kleinen 

 festsitzenden Thermometer gemessen. Es ist sehr wichtig, 

 dass das Gefäss vor dem Gebrauch sorgfält ig gereinigt und 

 getrocknet wird. 



Bekanntlich erhält man mit dem Apparat von N e r n s t 

 nur relative Werte der Dielektrizitätskonstante inBezugauf 

 eine Eichungsfliissigkeit. Als solche wurde Benzol benutzt, 

 welche die Dielektrizitätskonstante D =2,3o bei 18° C und 

 den Temperaturkoeffizienten AD = — 0,ooo7 pro Grad C 

 nach Kohlrausch besitzt. 



Bei der Ausfiihrung einer Messung verbindet man den 

 Trogkondensator zuerst mit e, später mit e' (d. h. den 

 beiden Kontakten grade oberhalb dem Trogkondensator, 



