A N:o 10) Brechungsquotient von Ammoniumnitratlösungen. 



Die Fehler in dem Werte des Brechungsquotient en riihren 

 leils von einem Fehler der berechneten Temperatur, teils 

 von der Ungenauigkeil in der Ablesung des Brechungswinkels 

 her. Aui' den Temperaturfehler wirkt der Umstand, dass das 

 Thermometer im Verhältnis zur untersuchten Fliissigkeil 

 verspätet is t , so dass die Temperatur der Lösung schon etwas 

 Zeit gehabt hal zu steigen öder zu fallen als die Temperatur 

 abgelesen wird. Ein Fehler von % Grad bewirkt höchstens 

 einen Fehler von + 4,8 in der fiinften Dezimale von n. Die- 

 ser Fehler macht sich um so mehr bemerkbar, bei je höheren 

 Temperaturen man beobachtet, und is l fast unmerklich, 

 wemi die Temperatur der Fliissigkeil nahe gleich der Tempe- 

 ratur der Umgebung ist. Mil Hiilfe des Nonius konnte der 

 Brechungswinkel auf halbe Minuten abgelesen werden, 

 entsprechend einem Fehler von ± 4,o . 10 5 in dem Werte 

 von n. Ein ebenso grosser Fehler känn durch ungenaue 

 Einstellung des Mikrometerfadens entstehen. Weilaberjéde 

 Bestimmung das Mittel aus 5 bis 8 Beobaehlungen ist, wird 

 der Gesammtfehler zufolge fehlerhafter Ablesung und Ein- 

 stellung kleiner als 4 . 10~ 5 . Folglich wird der Fehler in dem 

 endgultigen Werte des Brechungsquolienten aus allén Ur- 

 sachen zusammen höchstens + 8,8 . K)- 5 betragen. 



Fiir die sog. Brechungsquotientzunahmen (n }) — /? ) : p 

 erhåll man die Tabelle IV. 



Tab. IV. Brechungsquotientzunahmen. 



