A N:o 15) Be&timmung von geringen Ammoniakmengen. 5 



Das nächste Ziel wird sodan n das Umgehen der zeitrau- 

 benden Destillation des Meenvassers, welche trotz der gröss- 

 ten Sorgfalt Anlass zu Fehlern geben känn. Zu diesem 

 Zwecke wurde versucht die die Nesslerreaktion störenden 

 Bestandteile durch Fällung zu entfernen, und die dabei ent- 

 stehende Nesslerreaktion zu studieren. 



4. Die Messung der Lichtabsorption. 



Wie schon erwähnt, wurde zwecks der Farbenbestimmung 

 die Lichtabsorption gemessen und zwar fur bestimmte Spekt- 

 ralgebiete; wie gleich anzunehmen war, und auch aus dem 

 folgenden hervorgehen wird, hatten sich die bei der einfachen 

 Photometrierung von verschiedenfarbigem Lichte gewöhn- 

 lichen Schwierigkeiten eingestellt, auch verläuft die Far- 

 benveränderung nicht parallel mit dem Ammoniakgehalte. 



Bei der Messung wurde ein von der Firma Fr. 

 S c . h m i d t & Haensch, Berlin, bezogenes Spektralpho- 

 tometer nach König-Martens 1 ) und eine von der- 

 selben Firma gelieferte »grosse Beleuchtungseinrichtung» 

 benutzt. Die Lösungen wurden in 25 öder 12 cm langen Ab- 

 sorptionsröhren eingelegt, welche mit planparallelen, durch 

 Veischraubung gegen die genau geschliffenen Rohrenden ge- 

 pressten Spiegelglasplatten verschlossen werden. Die Licht- 

 quelle war eine ca. 800 Normalkerzen starke, in einen Kasten 

 eingeschlossene Nernstprojektionslampe. Als Ausdruck fur 

 die Absorption ist unten der sogenannte Extinktions-koef- 

 fizient t, auf die Schichtdicke in cm bezogen, verwandt. 

 Er ist durch die Gleichung 



j'=j.w' d 



deiiniert, wo J und J' die einkommende und durchgehende 

 Lichtmenge, d die Schichtdicke in cm bezeichnen. Re- 



') F. F. Mårten s u. F. G r u n b a u m : Cber eine Neukonstruktion 

 des Königschen Spektralphotometers. Annalen der Physik. 4. F. 12. Bd. 

 1903. S. 984. 



