A. F. Sundell. 



(LIII 



Röhre von Holzbrettern ausgespannt. Diese etwa 13 m 

 länge Röhre war im grossen Saale des damaligen phj^sika- 

 lischen Laboratoriums der Universität aufgestellt; das eine 

 Ende kommunicirte mit der äusseren Luft durch die heraus- 

 genommene Scheibe eines Fensters, das andere Ende mit 

 einem der Zimmeröfen. Wenn der Ofen geheizt wurde, 

 entstand ein kalter Luftström in der Röhre. Die hier- 

 durch hervorgebrachte Verkiirzung des Drahtes wurde an 

 Nonien in der Nähe der Drahtenden gemessen. Die Tem- 

 peratur längs des Drahtes war indessen beim kalten Luft- 

 strome nicht gleichförmig, sondern zeigte ein bedeutendes 

 Gefälle in der Richtung vom Ofen gegen das Fenster. Als 

 die Temperatur des Drahtes wurde der mittlere Werth der 

 Ablesungen einiger Thermometer, deren Reservoire in glei- 

 chen Intervallen längs des Drahtes angebracht waren, an- 

 genommen. 



2. Nach demselben Princip wurde beim Aufbau des 

 Horizontalkomparators der finländischen Aichungs-Kommis- 

 sion im Jahre 1893 der zum Aufnehmen der zu vergleichen- 

 den Metermaasse bestimmte doppelwandige Kasten ange- 

 ordnet. Eine vollständige Beschreibung dieses Kastens ist 

 in einer amtlichen Schrift zu finden ^). Fiir die hier darzu- 

 legende Untersuchung ist die schematische Darstellung in 

 der beigegebenen Figur hinreichend. 

 O, 



-^"^ -z 



p~\ 



3 



L 



I/J 



G ^ 



H 





Der äussere Kasten AB CD ist 139 cm läng, 24 cm breit, 

 (in der Zeichnung ist die Breite iibertrieben) und 14 cm 



^) Berättelse öfver komparationen af Justeringskommissionens 

 hufvudlikare för längd med finska statens urtyp för metern, af A. F. 

 Sundell. Helsingfors, 1895; S. 5, 6. Fig. 1 und Fig. 3. 



