4 A. F. Sundeli. (LIII 



2 cm dicken Brettern beschlagen war und somit die Seiten 

 und der Boden als fast Nichtleiter fiir Wärme betrachtet 

 werden konnten. 



Während der Periode 1893 — 1910 konnten Ausdeh- 

 nungskoefficienten in der Aichungskommission nur auf die 

 Weise bestimmt werden, dass die beiden Maasse zuerst bei 

 gewöhnlicher Zimmertemperatur (18° — 20") verglichen wur- 

 den. Darauf wurde die Heizung des Saales eingestellt; 

 die Temperatur sank allmählich in einigen Tagen auf etwa 

 + 8° (bei ziemlich strenger Winterkälte, — 10 bis — 15). 

 Durch erneute Vergleichung erhielt man mithin eine Diffe- 

 renz der Längenunterschiede der beiden Maasse fiir eine 

 Temperaturdifferenz von etwa 10 — 12. Das lästige bei 

 diesem Verfahren liegt auf der Hand, besonders da dieser 

 Saal unser Hauptarbeitszimmer war. 



4. Im Jahre 1909 wurde indessen das Lokal mit Gleich- 

 strom vom Elektricitätswerke der Stadt Helsingfors ver- 

 sehen. Es wurde der Vorschlag gemacht mittels eines elek- 

 trisch betriebenen Ventilators die kalte Luft aus dem Wand- 

 ventile durch die Luftleitung des Komparators hindurch zu 

 pressen. Dieser Vorschlag wurde von der Aichungskom- 

 mission angenommen. Ein Ventilator mit Elektromotor 

 wurde von Aktiebolag Gottfrid Strömberg in Helsingfors 

 konstruirt und im December 1910 an das Wandventil ange- 

 bracht. Der Ventilator sollte einen Luftström mit der Ge- 

 schwindigkeit 5 m^/min durch eine Leitung von 10 m Länge und 

 50 cm^ Durchschnitt befördern. Der Elektricitätsverbrauch 

 ist nicht grösser als der einer Kohlengliihlampe von 5 Nor- 

 malkerzen. Der Luftström entweicht durch die Ofenöff- 

 nung, ohne das Zimmer merklich abzukiihlen. 



Dieser Ventilator hat so ziemlich den Erwartungen 

 entsprochen. Nach etwa drei Stunden wird die Tempera- 

 tur im inneren Kasten konstant und ziemlich gleichförmig, 

 etwa 8° höher als die Aussentemperatur. Bei einer mitt- 

 leren Kälte von — 6 konnte man mithin die Temperatur im 

 Kasten auf +2" herabbringen. Da die Zimmertemperatur 

 durch Heizung wenigstens auf + 16° erhöht werden konnte, 

 so erhält man eine Temperaturdifferenz von 14 , die genii- 



