A N:o 18) Die Bestimmung linearer Ausdehnungskoefficienten. 9 



/? = .4 + 1 50,;i i( = 1 m + 99,2 // bei + 2 ,65 

 i4= 1 m — 51,1 /t „ 2,44 



s+2> ^2^^^ ^„^ ^ 



w 2,14 , 



. o +2,53 



e 2,92 „.. j, 



2,67 fur R 



U 2,81 



i? = i4+ 152,4 /*= 1 m + 102,6// bei +2,73 

 A = \ - 49,8 // „ 2,51 



^"^^''' +2>fur^ 



iz; 2,24 , c 



o 9 ^2,61 



^ ^''' 2,79 fiir R 



n 2,96 



Resultat: /?= 1 m + 100,9// bei +2,69. 



Die fiir den Stab 11 öder A berechnete Temperatur 

 fällt, wie aus diesen Zahlen hervorgeht, etwa um O ,2 tiefer 

 aus als die Temperatur von 22 öder R, was dem kälteren 

 Luftström im Zwischenraume AL zuzuschreiben ist. 



10. Bei Zimmertemperatur wurden die Beobachtungen 

 genau gemacht wie friiher bei den Prototypvergleichungen 

 in den Jahren 1894 und 1904 ^). Ich brauche daher hier 

 das Verfahren nur andeutungsweise darzustellen. 



Anfangs wurden die vier Thermometer abgelesen. 

 Dann wurden die Stäbe 11 und 22 wechselweise funf Mal 

 unter die Mikroskope gebracht. Durch die Kombination je 

 dreier successiven Visirungen erhielt man einen Werth der 

 gesuchten Differenz, also zusammen drei Werthe. Endlich 

 wurden wieder die Thermometer abgelesen. Als Tempe- 

 ratur im Kasten wurde fiir beide Stäbe das arithmetische 

 Mittel der vier Ablesungen angenommen, da die Thermo- 

 meterstände nur mit einigen Hundertel Graden differirten. 

 Das arithmetische Mittel der drei gefundenen Differenzen 

 wurde als zum Mittelwerth der Anfangs- und Endtemperatur 

 gehörige Differenz der Längen betrachtet. 



M Berättelse 1895. S. 23 — 37. Berättelse öfver komparationerna 

 under Februari och Mars 1904 af Justeringskommissionens hufvudli- 

 kare för vigt och längd med statsverkets urtyper för kilogrammet 

 och metern; af A. F. Sandell, Helsingfors 1905, S. 36—44. 



