12 A. F. Sunden. (LIII 



Fur t 



Es scheint daher als wäre die erste Bestimmung we- 

 niger zuverlässig". Schliesst man sie aus und rechnet mit 

 den Mittelwerthen 



/? = 1 m + 97,5 /*, t = + 2",485 

 /?' = 1 m + 252,0 /*, f = + 16 ,13, 



so erhält man 



/?0 = 1 m + 69,4 /t, ;? =11 ,322 .10", Rqj^ =^ 1 1,323 //, 



die wir mithin als definitiv annehmen können. Es bleiben 

 folgende Abweichungen: 



Fiir^ 



13. Als zweite Anwendung des Apparates wurde die 

 Vergleichung von Ä mit dem Hauptnormale Hq der Aichungs- 

 kommission unternommen. Schon im Jahre 1895 wurde 

 durch Vergleichungen dieser Maasstäbe bei den Zimmer- 

 temperaturen +8°,6 und +19',6 festgestellt, dass ihre Aus- 

 dehnungen fiir diesen Temperaturintervall als identisch zu 

 betrachten seien ^). Dieses Resultat wurde durch die jetzt 

 angestellte Untersuchung völlig bestätigt. 



Das Meter Ä behielt seinen Platz als 11 (siehe die 

 Zeichnung). Als 22 wurde das Meter Hq eingestellt. Dieser 

 Stab, dessen Querschnitt die Form eines H besitzt, ist in 

 einem vom Bureau International ausgegebenen Certifikate 

 vom 18. August beschrieben ^). Die totale Länge seiner 

 Millimetertheilung wurde durch die Gleichnng 



M Berättelse 1895. S. 44. 

 2) Berättelse 1905. S. 52. 



