A N:o 18) Die Bestimmung linearer Ausdehnungskoefficienlen. 13 



Iit= 1 m — 1 1 ,25 ,U -'\- 1 8,352 t fl + 0,0095 t^fl 



angegebeii. Durch die Vergleichungen in der Aichungs- 

 kommission mit dem Prototyp N:o 5 wurde gefunden: 



Im Jahre 1894: Hq=^ \m-\4,of(^) 

 1904: Ho= lm-16,o//2) 



Dieser Stab wird somit allmählich und zwar um etwa 

 0,2// jährlich kiirzer. Fiir jetzt känn man annehmen: 



Iit=lm—\ 7,4 /t — 1 8,352 t fl + 0,0095 Pft, 



nach welcher Gleichung die Längen Ht unten berechnet sind. 



Der im Certifikate des Bureaus international angege- 

 bene Ausdehnungskoefficient ist unvollständig in so fern, 

 als nicht mitgetheilt wird, mit welchem Thermometer die 

 Temperaturen bestimmt sind. In den gedruckten Mitthei- 

 lungen des Bureaus fiir das Jahr 1885^) findet man aber 

 nebst diesem Certifikate auch ein Certifikat fiir den Stab 

 H-j von derselben Konstruktion, der später dem Bureau fiir 

 Maass und Gewicht in Norwegen iibergeben wurde. Im 

 letztgenannten Certifikate ist ausdriicklich bemerkt, dass 

 die Temperaturen sich auf das Thermometer Tonnelot 

 N:o 4431 beziehen. Da beide Stäbe gleichzeitig vom Direktor 

 des Bureaus, Professor O. J, Broch untersucht wurden, muss 

 man annehmen, dass die bei unserem Stabe angegebenen 

 Temperaturen sich auf dasselbe Thermometer beziehen. 



14. Folgende Vergleichungen wurden jetzt gemacht. 



Bei tiefer Temperatur. 

 April 3. 



3 ,99 



3 ,91 fiir A 

 4,06 fiir M 



') Berättelse 1895, S. 42. 

 -) Berättelse 1905, S. 46. 



^) Comité International des poids et mesures: Procés-verbaux 

 des seances de 1885, S. 128. 

 ^) L. c. S. 142. 



