16 A. F. Sundell. (LIII 



Mittel i4'-lm + 199,6^t bei ^ = + 16> 



Man berechnet hiermit die Länge Aq bei 0° und den 

 Ausdehnungskoefficienten a: 



^0 = Im — 95,9/i 



a =18,381.10" fiir einen Grad des Thermometers Tonnelot 



^^ = 1 m — 95,9 /* + 18,379 ^/(. 



Mit dieser Gleichung sind die oben bei den Verglei- 

 chungen der Röhre R erforderlichen Werthe von A be- 

 rechnet. 



Man findet folgende Abweichungen zwischen den beo- 

 bachteten und den mit diesen Werthen berechneten Längen. 



Die Abweichungen sind mithin unbedeutend. 



16. Die Ausdehnung des Meters A ist friiher unter- 

 sucht worden. Im April 1895 wurde es mit /fg bei den 

 Zimmertemperaturen +8°,6 und +19,6 verglichen. Zwei 

 Jahre später im April 1897 wurde als Vergleichsmaass ein 

 auf Spiegelglas getheiltes Meter benutzt, das in einem be- 

 sonderen Kasten mit schmelzendem Schnee eingesenkt war, 

 während dass A in seinem Kasten die Zimmertemperatur 

 (9, 14' und 17) behielt. Es wurde daher die absolute 

 Ausdehnung von Ä bestimmt. 



Die in diesen Untersuchungen gefundenen Ausdeh- 

 nungskoefficienten sind etwas grösser: 



