1. Die älteren Methoden für s. g. absolute Bestimmungen strah- 

 lender Wärme — die Pyrheliometer und Aktinometer — hatten zwei 

 Hauptfehler: sie waren nicht genau und empfindlich genug. Sie waren 

 auch so gut wie ausschliesslich für Bestimmungen der Sonnenstrahlung- 

 berechnet und eigneten sich deswegen nicht gut zu den genauen physi- 

 kalischen Bestimmungen, welche heut zu Tage oft vorkommen. 



Nach den grossen Fortschritten, welche in der Konstruktion der In- 

 strumente für relative Bestimmungen — der Thermosäule, des Bolometers 

 und des Radiomikrometers — während der letzten fünfzehn Jahre gremacht 

 sind, folgten sehr bedeutende Untersuchungen über strahlende Wärme. 

 Es mag nur an die grundlegenden Arbeiten von Langley und die darauf 

 folgende schöne Reihe bedeutender Abhandlungen von Julius, R. von 

 Helmholtz, Rubens, Snow u. a. erinnert werden. Die Untersuchungen 

 über strahlende Wärme nehmen also wieder einen bedeutenden Platz in 

 der heutigen pln'sikalischen Forschung ein, und damit macht sich auch 

 das Bedürfnis einer guten Methode für quantitative Messungen strah- 

 lender Wärme mehr und mehr geltend. 



Eine solche Methode, durch welche also die relativen Messungen 

 in quantitative umgewandelt werden können, indem man gleichzeitige 

 Beobachtungen einer und derselben Wärmequelle mit den beiden Instru- 

 menten ausführt, glaube ich schon 1885 gefunden zu haben '}. Dieselbe 

 habe ich auch selbst darnach immer in meinen bolometrischen Arbeiten 

 angewandt und kann nur die Genauigkeit und Zuverlässigkeit derselben 

 bestätigen. In der vergleichenden Untersuchung verschiedener aktino- 

 metrischer Methoden, welche Herr Chwolsox ausgeführt hat *), haben 

 sich auch die Vorzüge dieser Methode vor allen anderen bewährt. 



1) K. Angstrom, Acta Reg. Soc. Ups. 1886. Vergleiche auch: Bihang tili 

 K. Vet.-Akad. Handlingar. B. 15, N:o 10, 1889 oder Wied.Ann. 39, p. 294, 1890. 



2) O. Chwolson, »über den gegenwärtigen Zustand der Actinometrie?, Rep. 

 für Meteorologie, B. 15, N:o 1, p. 1 — 166 und »Actinometrische Untersuchungen zur 



Nova Acta Eeg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 1 



