Eine elektrische Kompexsationsmeïhode etc. 



^=-5 



statiereii zu können. Die Streifen mögen übrigens so 

 angeordnet sein, dass man einen elektrischen Strom von 

 beliebiger Stärke durch den einen senden kann. Wird 

 jetzt der eine der Streifen, z. B. A, der Strahlung einer 

 Wärmequelle ausgesetzt, während B durch einen Schirm 

 Geschattet wird, so können wir das Temperaturgleichge- 

 wicht, welches durch die Wärmeabsorption von A gestört 

 wird, dadurch wieder herstellen, dass wir einen elektri- 

 schen Strom von passender Stärke durch B senden. Wenn 

 die Temperaturen gleich sind, so sind die Energien, welche Ä und B zu- 

 geführt werden, einander gleich. Wenn l und b die Länge und die 

 Breite der Streifen, r den Widerstand derselben und i die Stromstärke 

 bedeutet, findet man also die von A absorbierte Wärme gleich der durch 

 den elektrischen Strom hervorgebrachten oder also 



ilb = 



ri- 



4,2 



wo q die der Flächeneinheit zugeführte Strahlung ist. Hieraus: 



<? = 



ri- 



4,2 . Ib 



Um die kleine unvermeidliche Ungleichheit der Streifen zu elimi- 

 nieren, werden dann die Rollen der Streifen vertauscht, indem also B 

 beleuchtet und der Strom durch A geleitet wird. 



Um einen Vergleich der beiden Methoden zu erleichtern, führen 

 wir hier die Bestimmungen an, welche bei jeder der beiden für eine 

 vollständige Messung der Strahlung nöthig sind. 



Die ältere Methode. 

 Der Differential pyrheliometer. 



Die neue M et li o de. 

 Die Kompensationsmethode. 



A. Vorläußife Konstmitenbestimmunffen, welche ein für allemal ausgeführt 



werden müssen: 



1. Bestimmung des Wasserwer- 

 thes der Kalorimeterplatten. 



2. Bestimmung der Absorptions- 

 iîache. 



1. Bestimmung des elektrischen 

 Leitungswiderstandes der Strei- 

 fen. 

 "2. Bestimmung der Absorptions- 

 fläche. 



