Knut Ångström, 

 B. Die hei jeder Bestimmung auszuführenden Beobachtungen: 



1. Bestimmung der Zeit, in wel- 

 cher die Temperaturdifferenz 

 der Kalorimeter die Zeichen 

 wechselt. 



2. Bestimmung des Werthes der 

 Ansraben der Thermoelemente 

 in Graden. 



1. Einstellung auf gleiche Tem- 

 peratur. 



2. Bestimmung einer Stromstärke, 



Diese Vergleichung scheint mir ohne Zweifel zu Gunsten der neuen 

 Methode zu sprechen ; die Bestimmung eines Widerstandes wird schneller 

 und genauer ausgeführt als die Bestimmung der specifischen Wärme der 

 Kalorimeterplatten; und was die Bestimmungen, die bei jeder einzelnen 

 Messung vorzunehmen sind, betrifft, so ist eine Eiustellung auf gleiche- 

 Temperatur bedeutend leichter als die mühsamen Zeitbestimmungen, 

 welche einen etwas geübteren Beobachter erfordern. Die Bestimmung- 

 der Stromstärke bietet wohl ungefähr dieselben Schwierigkeiten wie die 

 Bestimmung des Werthes der Thermoelementenangaben in Graden, denn 

 die beiden Bestimmungen sind doch schliesslich von der Konstante des 

 Instrumentes für Strommessung abhängig; doch scheint mir auch hier 

 die neue Methode den Vorzug zu verdienen, weil das Instrument für 

 Strommessung bei derselben nicht so grosse Empfindlichkeit zu haben 

 braucht und demzufolge der Reduktionsfaktor leichter direkt bestimmt 

 werden kann. 



3. Bei der praktischen Anwendung dieses Kompensationsprincips 

 kann man verschiedene Wege einschlagen. Man kann natürlich die 

 Gleichheit der Temperatur auf mehrfache Weise konstatieren; will man 

 hierzu Thermoelemente benutzen, so braucht man als Hülfsapparat nur 

 ein empfindliches Galvanoskop zu haben und die Strommessung kann 

 dann durch ein Instrument von massiger Empfindlichkeit geschehen. 

 Man kann aber auch die Versuche ohne Schwierigkeit so anordnen,, 

 dass für die Ausführung derselben nur ein Galvanometer nöthig ist.. 

 Dies habe ich auch bei dem ersten Apparate, welchen ich hergestellt 

 hatte, gethan. 



Die schematische Fig. 1 auf der beigefügten Tafel giebt eine 

 Uebersicht dieser Anordnung, die Fig. 2 eine detaillierte Darstellung 

 des Apparates. Die Streifen Å imd i?, zusammen aus zwei dünnen über 

 einander gelegten Platin platten geschnitten, haben eine Breite von 0,154 



