Eine elektrische Kompensationsmethode etc. 5 



cm und eine Länge von 1,80 cm. Dieselben sind auf der einen, der 

 Wärmequelle zugewendeten Seite in gewöhnlicher Weise geschwärzt und 

 sind neben einander an einem Ebonitrahmen, Fig. 2, II, befestigt. Dieser 

 Rahmen wird in ein Rohr, Fig. 2, IV, eingeschoben. Die Rückseiten 

 der Streifen sind mit zwei möo;lichst dünnen Glimmerblättchen beleg:t» 

 an welche die sehr dünnen Löthstellen des von Kupfer und Neusilber 

 gebildeten Thermoelements Nå\ angedrückt sind (vergleiche die Fig. 

 2, II). Um Glimmerblättchen und Löthstellen zu befestigen, habe ich 

 »glu-marine» in möglichst dünnen Schichten benutzt. Auf einem Brett, 

 Fig. 1, ist der Rheostat B, ein Widerstand IF und IFj , als Shunt für den 

 Galvanometer G, und ein Kommutator TËI befestigt. Der Rheostat hat 

 einen Schleifkontakt /v, durch den der Widerstand beliebia: variiert wer- 

 den kann und damit auch der Strom aus der Stromquelle «S, einem ge- 

 wöhnlichen DANiELL'sehen Elemente. 



Wird der eine Streifen der zu bestimmenden Strahlung ausgesetzt, 

 so Fcliliesst man den Strom durch den anderen und braucht dann nur 

 »las Thermoelement durch den Kommutator mit dem Galvanometer in 

 Verbindung zu setzen (7' und 7\ in Verbindung mit E und i?,), den 

 Schleifkontakt zu regulieren, bis der Galvanometer Null zeigt, dann den 

 Kommutator umzulegen (/ und /, in Verbindung mit E und E^) und 

 die Stärke des Erwärmungsstromes zu bestimmen.- Dann wird der Um- 

 schalter U und der Schirm D umgelegt und dieselbe Einstellung und 

 Strommessung wiederholt. 



Man kann aber die Bestimmung der Stralilung mit demselben 

 Apparate auf zwei andere Weisen ausführen und auch diese sollen hier 

 kurz erwähnt werden. 



Erste Abänderung der Methode. 



Der eine von den Streifen, z. B. ^, wird der Strahlung ausgesetzt, 

 während der andere ß beschattet wird. Man beobachtet die Ablenkung 

 des Galvanometers {E und E^ in Verbindung mit T und 7",), welche 

 bei unserer Versuchsanordnung nach ungefähr 15 See. konstant wird. 

 Dann wird auch A beschattet und durch den elektrischen Strom bis auf 

 dieselbe Temperatur, die durch die Strahlung hervorgebracht wurde, er- 

 wärmt. Durch Umlegen des Umschalters {E und E^ in Verbindung mit 

 / und /j) wird dann die Stärke des Erwärmungsstromes bestimmt. Die 

 Berechnung wird natürlich auf ganz dieselbe Weise wie vorher ausgeführt. 



Der Vorzug dieser Anordnung liegt darin, dass es derselbe Streifen 

 ist, welcher durch die Strahlung und durch den Strom erwärmt wird, 



