I^r. 1 Zentralblatt für Physiologie. 19 



E. Rohde. Einfacher Apparat zur Erzielung eines gleichmäßigen in- 

 travenösen Einlauf es. (Pharm. Institut, Univ. Heidelberg.) (Zeit- 

 schr. f. biol. Techn., III, 2, p. 15.) 



Es wird ein Apparat angegeben, der es ermöglicht, die Lösung 

 irgend eines Stoffes mit gleichmäßiger Geschwindigkeit in den Kreis- 

 lauf auf intravenösem Wege einfließen zu lassen, und zugleich gestattet, 

 die in jedem Momente einfließende Menge zu bestimmen. Der Apparat 

 besteht aus einem großen, teilweise mit Wasser gefüllten Gefäße, 

 in welchem durch Einpressen von Luft ein beliebig hoher Druck 

 erzeugt wird ; das Wasser kann in einen luftdicht verschlossenen 

 Meßzylinder abfließen, dessen Luftraum mit dem mit der Giftlösung 

 gefüllten Reservoir in Verbindung steht, an welch letzteres sich direkt 

 die Injektionskanüle anschließt. Die in jedem Moment in den Meß- 

 zylinder einfließende Wassermenge muß nun gleich sein der aus dem 

 Reservoir in das Blutgefäßsystem übergegangenen Injektions- 

 flüssigkeit. J. Matula (Wien). 



B. R. Macmillan. Improved form of electrical drops recorder. (A. d. 



physiol. Labor., Med. Coli. Cornell Univ., Ythaca, N., Y., U.S. A.) 



(Quarter. Journ. of Physich, VI, 2, p. 109.) 



Beschreibung einiger Verbesserungen an einem elektrischen 

 Tropfenschreiber. J. Matula (Wien). 



A. Krogh. Eine einfache automatische Druckluftinstallation und 

 einige Anivendungen der Druchluft. (A. d. zoophysiol. Labor., 

 Univ. Kopenhagen.) (Zeitschr. f. biol. Techn., III, 4/5, p. 257.) 

 Es wird eine automatische Druckluftmaschine kleineren Stiles 

 für Laboratoriumsbedarf beschrieben, welche Druckluft von ^/jg bis 

 Vio Atmosphäre Überdruck liefert. Eine kleine Kapselpumpe wird 

 direkt an die Achse eines Ve'P-'S.-Motors montiert und mit dem mit 

 Wasser oder ziemlich konzentrierter Melasselösung gefüllten Gaso- 

 meterverbunden. Durch eine eigene Unterbrechervorrichtung wird der 

 Strom, falls die Gasometerglocke auf eine bestimmte Tiefe gesunken 

 ist, geschlossen und der Motor in Betrieb gesetzt, umgekehrt wird 

 der Strom unterbrochen, wenn die Glocke bis zu einer bestimmten 

 Höhe gestiegen ist. J. Matula (Wien). 



A. Herlitzka. Ztvei einfache Laboratoriumseinrichtungen. (Physiol. 

 Institut, Univ. Turin.) (Zeitschr. f. biol. Techn., III, 2, p. 101.) 



1. Verf. gibt zunächst eine sehr sinnreich konstruierte Vor- 

 richtung zur pulsierenden Durchströmung isolierter Organe an, 

 deren Prinzip darin besteht, daß auf die kontinuierlich, in einem 

 Röhrensystem strömende Durchspülungsflüssigkeit mittels einer eigen- 

 artig konstruierten Vorrichtung rhythmische Druckschwankungen 

 ausgeübt werden. 



2. Es werden . einige Verbesserungen der Bechholdschen 

 Ultrafiltration vorgeschlagen: Anwendung von aus einem festen 

 porösen Material, das unter dem Namen ,,Alundum" in den Handel 



2* 



