376 ZeaLi-alblatt für Physiologie. jv^i-. 7 



angerülu-Lea Gründen zur Kuntrüile der Richtigkeit der Werte, die 

 mit unblutigen Methoden der Kapillardruckbestinimung gefunden 

 wurden, der Besitz eines Apparates wünschenswert, der bei blutiger 

 Eröffnung des zu untersuchenden Kapillarbezirkes durch seine An- 

 ordnung das subjektive Moment möglichst eliminiert und objektive 

 Druckmessung gestattet. Ein solcher Apparat ist schon von Prof. 

 Ür. Bas 1er im hiesigen physiologischen Institut konstruiert worden. 

 Seiner praktischen Verwendbarkeit standen indes Schwierigkeiten 

 technischer Art entgegen. 



Die Bemühungen, ihrer Herr zu werden, ferner Fehlercfuellen, 

 die bei den niederen Werten des Kapillardruckes um so mehr ins 

 Geweicht fallen, zu vermeiden, wie auch die Berücksichtigung und 

 Verwertung der Forderungen, die Krauss nach seinen Erfahrungen 

 an anderen Methoden aufstellte, ergaben die Konstruktion eines 

 Apparates zur blutigen Bestimmung des Kapillardruckes, den ich 

 in folgendem beschreibe : 



Das Prinzip ist einfach: 



Der eröffnete Kapillarbezirk wird ohne Kompression, aber 

 doch luftdicht, mit einem geschlossenen Röhrensystem verbunden, 

 in dem der Druck nach Belieben verändert werden kann. 



Der blutende Gefäßbezirk wird umspült von einer in dem 

 unteren Teil des Röhrensystems befindlichen körperwarmen Flüssig- 

 keitssäule, wodurch ungehinderter Blutabfluß und genaue Beobachtung 

 der Blutung ermöglicht wdrd. 



Der Druck im Röhrensystem ist beim Aufhören der kapillaren 

 Blutung dem Druck des eröffneten Gefäßbezirkes gleich und kann 

 direkt am dazwischengeschalteten Wassermanometer abgelesen 

 werden. 



Der Apparat selbst besteht in der Hauptsache aus einem 

 Röhrensystem mit verschiedenen zu- und abführenden Schenkeln. 

 Die Hauptröhre a geht nach unten in einen längeren weichen Schlauch 

 über, der seinerseits wieder in ein kleines nach dem Schlauch zu sich 

 verjüngendes Glasröhrchen b mündet. Die obere Öffnung des Glas- 

 röhrchens hat einen Durchmesser von ungefähr 1*3 cm. Sein oberer 

 Rand ist gewulstet, um die Anbringung einer Gummimembran mit 

 kleiner zentraler Öffnung (c) zu ermöglichen. Das Glasröhrchen b 

 ist an einem Ende eines zweiarmigen Hebels g befestigt, der am 

 andern Ende als Gegengewicht ein kleines Laufgewicht h trägt. 

 Diese Vorrichtung verdankt ihre Entstehung einer Anregung von 

 Dr. Krauss und dient dazu, einen von der Versuchsperson etwa aus- 

 geübten Druck (wodurch zu hohe Werte resultiert würden) sofort 

 zu bemerken und durch Nachgeben des Hebels automatisch sich 

 kompensieren zu lassen. Das Glasröhrchen samt seiner Hebelvor- 

 richtung ist am Stativ (st) mit Stellschraube befestigt und kann in 

 vertikaler Richtung beliebig verstellt w^erden. 



An die Hauptröhre ist ferner angeschlossen: 

 1. Ein Kolbenzylinder d, der es ermöglicht, den Druck im 

 Röhrensystem beliebig zu erhöhen nach Abschluß desselben durch 



