Nr. 7 



Zentralblatt für Phviolosfie. 



377 



den auf die zentrale Öffnung der Gumniimembran gelegten Finger, 

 an dem die Untersuchung vorgenommen werden soll. 



2. ein Wassermanometer e, das den im Röhrensystem jeweilig 

 herrschenden Druck direkt abzulesen gestattet. 



3. Am U-förmig gebogenen Schlauch befindet sich noch eine 

 kleine Vorrichtung f (Glaszylinder mit Klemme), die den Zweck 

 hat, das Glasröhrchen und den unteren Teil des Röhrensvstems 



mit Flüssigkeit zu füllen und diese Flüssigkeit nach Belieben zu- 

 und ablassen zu können. Als Flüssigkeit kommt eine auf 34" er- 

 wärmte Sodalösung zur Verwendung. 



Der Flüssigkeitsspiegel in dem Glasröhrchen b muß so hoch 

 stehen, daß der zu untersuchende Teil der Fingerbeere dauernd von 

 der Flüssigkeit umspült wird, um eine eventuelle frühzeitig einsetzende 

 Gerinnung des Blutes an der Einstichstelle zu verhindern. 



Die Bestimmung des Kapillardruckes gestaltet sich nun 

 mit dem eben beschriebenen Apparat folgendermaßen: 



Nach Füllung des Glasröhrchens und des unteren Teiles des 

 Röhrensystems mit der körperwarmen Sodalösung und Einstellung 

 des Flüssigkeitsspiegels in der vorhin beschriebenen Weise wird 



27* 



