Nr, 12 Zentralblatt für Physiologie. 733 



zieren. Bei noch größeren Geschwindigkeiten müßten stärkere Federn 

 eingebaut werden. 



Das Lager der Fiollenachse f steht nicht fest, sondern ist auf 

 einer zweiten Achse 1 befestigt. Diese Achse 1 ist auch durch die Wand 

 des Gehäuses geführt und trägt hier den Hebel m. Durch Ziehen 

 an diesem Hebel wird das vorher lockere Stahlband gespannt. So- 

 lange das Stahlband nicht gespannt ist, dreht sich g, ohne das Band 

 e mitzunehmen. Erst unmittelbar zur Aufnahme selbst wird der 

 Hebel m angezogen und dadurch Stahlband und Schlitten in Bewegung 

 versetzt. 



Durch das Anziehen des Hebels m wird gleichzeitig der bei 

 i befindliche Spalt für den Durchgang des Lichtes freigegeben. Zu 

 dem Zwecke ist an dem Hebel m ein Gestänge angebracht, das einen 

 zwischen Spalt und Linse gleitenden Schieber trägt. Dieser hat einen 

 Ausschnitt, der sich mit dem Spalte deckt, sobald m angezogen wird, 

 während sonst der Spalt durch den Schieber zugedeckt wird. 



Weiterhin ist auf der Grundplatte im Innern des Gehäuses 

 ein verstellbarer Kontakt angebracht, der durch den Schlitten um- 

 geworfen werden kann. Die Drahtzuleitung zum Kontakt ist nach 

 außen geführt. 



Zum Einsetzen der Kassette kann die Vorderwand und mit 

 ihr ein Teil der Seitenwand des Gehäuses vor dem Schlitten aufgeklappt 

 werden. Beim Zuklappen der Gehäusewand wird der etwa 30 cm 

 lange Kassettendeckel so zwischen eine gute Führung unter Samt- 

 dichtung eingeklemmt, daß ein Teil des Deckels nach außen ragt, 

 so daß die Kassette von außen geöffnet werden kann. 



Nach beendeter Aufnahme wird durch eine nach außen geführte 

 Stange der Schlitten in seine Ausgangsstellung zurückgezogen. Der 

 Kassettendeckel kann dann ohneweiters zugeschoben werden. 



17. A. Lohmann (Marburg): ,,Einc exakt arbeitende VorricJitung 

 zum Abbtendeii von Schließungs- respektive Öffnungsinduktionsströmen'\ 



Beschrieben: Zeitschrift für Biologie, Bd. LIX, S. 314. 



18. A. Lohmann (Marburg): ,^Ein zu Demonstralionszwecken 

 geeignetes Kymographion mit ebener Schreibftäcfie" . 



Beschrieben: Zeitschrift für Biologie, Bd. L\', S. 466. 



19. A. Lohmann (Marburg): ,,Ein Apparat zur Demonstration 

 des Astigmatismus und seiner Korrektion'''' .^) 



Mit Hilfe des Kühneschen Auges läßt sich der Strahlengang 

 im normalen Auge und bei den häufigsten Refraktionsanomalien, 

 mit Ausnahme des Astigmatismus, in sehr anschaulicher Weise 

 demonstrieren. Da ich nun häufig die Erfahrung gemacht habe, 

 daß gerade das Verständnis für den Astigmatismus den Studenten 



1) Der Apparat wurde von dem Institutsmechaniker Herrn 

 Jacobs gebaut. 



