Afd. A. N:o 5] Eine Messungsmethode fir Hertz'sche Wellen. 7 
vanometer in unmittelbarer Nähe von einander aufzustellen und 
die beiden (eventuell verschieden gefärbten) Lichtbilder äberein- 
ander entweder in dasselbe Beobachtungsfernrohr bei subjektiver 
Beobachtung oder auf eine durchsichtige, fär objektive Beob- 
achtung bezweckte Skala einfallen zu lassen. Ich hatte auch 
fär denselben Zweck einen Entwurf zu einem Doppelgalvano- 
meter gemacht, das die beiden Galvanometer ersetzten sollte 
und wodurch es möglich sein wärde, die beiden zu den Mag- 
netsystemen gehörigen Spiegel möglichst nahe au einander 
zu bringen. Man stösst jedoch auf diese Weise auf manche 
Schwierigkeiten, weil z. B. die beiden Lichtzeiger bei ihren 
Nullstellungen senkrecht zur Skala in unmittelbarer Nähe 
von einander einfallen mössen, und die beiden Galvanometer 
oder, im Falle eines Doppelgalvanometers, die beiden Mag- 
netsysteme sehr leicht eimander stören können. 
Zmufälligerweise kam ich aber neulich auf den ebenso 
einfachen als, wie es sich bald zeigte, leicht realisierbaren 
Gedanken, anstatt die beiden Galvanometer neben oder iäber 
einander aufzustellen, sie in passender Entfernung gegeniber 
emander mit einer teilweise durchsichtigen Skala zwisehen 
ihnen aufzustellen. | 
Das eine von mir gebrauchte Galvanometer ist ein von 
Siemens und Halske geliefertes du Bois-Rubens'sches Panzer- 
galvanometer mit dreifachem Panzer und Julius'scher Auf- 
hängevorrichtung, das andere ein von J. Carpentier in Paris 
geliefertes Broca-galvanometer 1), das ich mit Hilfe zweier 
Eisencylinder so weit wie möglich gegen äussere magneti- 
sche Störungen geschätzt habe. Als gemeinsame Lichtquelle 
(L., fig. 1) fär die beiden Galvanometer verwende ich einen 
geradlinigen, vertikal gestellten Faden einer Glählampe, wel- 
che in einen Holzkasten eingeschlossen ist. Durch zwei Rohre 
mit je zwei engen, vertikalen Spalten werden Lichtstrah- 
lenbändel in entgegengesetzten Richtungen nach den beiden 
Galvanometerspiegeln (s, 8") gesandt. Der Spiegel (s) des: du 
Bois-Bubens”schen Galvanometers ist ein Planspiegel, der ei- 
gentlich fär subjektive Ablesung mittels eines Fernrohres 
bestimmt ist. Schief vor ihm habe ich darum eine Sam- 
1) Journal de Physique (3) 6,-p. 67, 1897. 
