8 [SN "Karl F. Lindman. ET 
Fig. 1. 
mellinse (1) von etwa 60 cm Brennweite angebracht, so dass 
das Licht welehes durch die Linse geht und vom Spiegel re- 
flektirt wird, ein scharfes Bild des glöhenden Fadens auf der 
Skala (S) giebt. Dies Lichtbild fällt auf den oberen undurch- 
sichtigen Teil der Skala, der die Millimeterteilung trägt (Fig. 2), 
an derselben Seite, wo der Beobachter sitzt (B, Fig. 1). Der 
Spiegel des Broca-Galvanometers ist dagegen en Konkav- 
spiegel von 49 cm Brennweite und wirft ohne weitere Hilfs- 
mittel ein Bild der geradlinigen Lichtquelle auf den mittle- 
ren, aus halbdurchsichtigem Papier bestehenden Teil der Skala. 
Die beiden Bilder können leicht so eingestellt werden, das 
sie in ihren Null-lagen dicht neben einander oder, wenn man 
so will, auf denselben Teilstrich der Skala und vor allem 
senkrecht zu ihr fallen. 
Fig. 2, 
Jedes Galvanometer ist mit einem mit Thermoelement 
vesehenen Resonator!) verbunden, von denen der eine (der als 
»,Standardindikator" dienende) in einer unveränderlichen Ent- 
fernung vom OÖOscillator aufgestellt ist, während der andere, 
mit dessen Hilfe alle Versuche ausgeföhrt werden, in ver- 
schiedene Lagen und Stellungen gebracht werden kann. Da- 
mit der Standardindikator nicht durch seine eigene Ausstrah- 
lung eine störende FEinwirkung ausäben soll, habe ich ihm 
eine nahezu geschlossene Form gegeben, in welchem Falle die 
1) Siehe: K. F. Lindman, Ann. d. Phys. 1901, Bd 4, p. 623. 
