Afd. A. N:o 5| Eine Messungsmethode fir Hertz'sche Wellen. 9 
sekundäre Ausstrahlung, wie ich bei meinen fräheren Unter- 
suchungen konstatiert habe, sehr gering ist. Zuerst gab 
ich den beiden Galvanometern genau dieselbe Schwingungs- 
dauer (etwa 4 Sekunden fär eine einfache Schwingung). Bei 
der Einwirkung der elektrischen Wellen auf die Resonatoren 
erreichten also die beiden Lichtbilder gleichzeitig ihre ersten 
Wendepunkte, welche es eben galt abzulesen. Es zeigte 
sich aber, wie es auch zu erwarten war, als sehr schwer oder 
sogar unmöglich auf diese Weise die beiden Ausschläge zu 
messen. Ich vergrösserte darum die Schwingungszeit des 
einen Galvanometers (des Broca'schen) gange unbedeutend mit 
dem Erfolge, dass ich schon bei dem ersten Versuche die bei- 
den Ausschläge leicht ablesen konnte. Es stellte sich dann 
sofort heraus, dass bei unveränderter Konfiguration des Er- 
regers und der beiden 'Resonatoren die Quotienten der ent- 
sprechenden Ausschläge innerhalb der Fehlergrengen der Ablesun- 
gen konstant waren. Es war in der That nicht zu erwarten, 
dass während des Bruchteiles einer Sekunde, womit die 
Schwingungsdauer des einen Galvanometers die des anderen 
äbersteigt, die Intensität sich merkbar ändern wärde. Diese 
Ungleichheit der Schwingungsdauern hat aber den grossen 
Vorteil, dass man die beiden Ausschläge nie mit einander ver- 
wechselt. | s 
Die Genauigkeit der Messungen hängt aber noch ab von 
der Deutlichkeit der Millimeterteilung selbst und der Göte ihrer 
Beleuchtung und vor Allem von der Konstanz der Ruhela- 
gen der Galvanometer. Bis jetzt habe ich mich von keinen 
besonderen Beleuchtungsvorrichtungen för die Skala bedient, 
sondern die Messungen einfach in halbdunklem Zimmer ausge- 
föhrt. Meine jetzige Skala lässt auch an Deutlichkeit noch 
viel zu wänschen äbrig. Durch eine mehr geeignete Beleuch- 
tung und das Anschaffen einer besseren Skala hoffe ich bald 
die Genauigkeit der Messungen wesentlich steigern zu kön- 
nen. Das mit dreifachem Panzer versehene du Bois-Ru- 
bens'sche Galvanometer ist gegen magnetische Störungen 
fast vollkommen geschätzt. Die beiden Panzer, in welche ich 
das Broca-Galvanometer eingeschlossen habe, sind aber noch 
provisorischer Natur nnd bieten leider keinen vollständigen 
Schutz dar. Bei der angewandten Schwingungsdauer von etwa 
