10 :Karl F. Lindman. (öd > [LI 
4 Sekunden fär eine einfache Schwingung sehwankt die Ruhe- 
lage dieses Galvanometers wegen äusserer von dem elektri- 
schen Strassenbahnenverkehr herrährenden Störungen um I 
bis 2 mm, Diese Schwankungen sind jedoch nicht stetig 
sondern treten mit gewissen, ziemlich- kurzen Pauser aut, 
Zu diesen Störungen treten noch die schon fräöher (p. 61) 
erwähnten, langsamen Wanderungen der Ruhelagen der beiden 
Galvanometer, welche von : Temperaturveränderungen der 
Resonatoren herrähren.  Während die Julius'sche Aufhänge- 
vorrichtung (nebst Dämpfungsflögeln) för das. du Bois-Ru- 
bens”sche Galvanometer unbedingt mnötig ist, um Erschätte- 
rungen zu vermeiden, ist das mittels eines Kokongfadens auf- 
gehängte, aus zwei vertikal gestellten Doppelmagneten be- 
stehende Magnetsystem des Broca-Galvanometers gegen Er- 
schätterungen bedeutend weniger empfindlich. Fin an der äus- 
seren Wand des Arbeitszimmers befestigtes Holzfach gewährt 
ihm eine genögend ruhige Unterlage. 
53. Das: Broca-Galvanometer eignet sich Räls sehr 
gut för Messungen der Intensität elektrischer Schwingungen 
Sein Widerstand ist bei Hintereinanderschaltung seiner beiden 
Drahtspulen nur 1,3 Ohm, während die Stromstärke, welche bei 
einem Skalenabstand von 1 m und einer (einfachen) Schwin- 
gungsdauer von 10 Sek. erforderlich ist, um einen Aus- 
schlag von 1 mm zu erzeugen, etwa 1:X 10-? Amp. beträgt 
Die Dämpfung der Schwingungen des Magnetsystems ist:so 
gross, dass die Ruhelage sehr bald erreicht ist. Der Wi- 
derstand des du Bois-Rubens'schen Galvanometers ist bei 
Parallelschaltung seiner beiden Spulen 2,5 Ohm, während die 
Empfindlichkeit dieses Galvanometers för die durch ein und 
dasselbe Thermoelement erregten Ströme (bei Verwendung 
des gewöhnlichen, schwereren Magnetsystems) nur ungef. die 
Hälfte von der des Broca-Galvanometers ist. Das zuletzt 
genannte Galvanometer steht deshalb in Verbindung mit dem 
beweglichen Resonator, während jenes mit dem Standard-indi- 
kator verbunden ist. Weil es sogar gänstig ist, den Stan- 
dandindikator in :der Nähe des Oscillators aufzustellen, ge- 
nägt die Empfindlichkeit des mit ihm verbundenen Galvano- 
meters vollständig. Die geringen Widerstände der beiden 
Galvanometer sind vorteilhaft, weil der innere Widerstand 
